Die gasometr. Bestimmung von primär, aliphatischen Aminostickstoff etc. 997 



die bei früheren Metlioden heniitzt wurden , verursaeht Kntwickluiifr von 

 einem verhältnisniäßii>- kleinen Volumen Stickoxyd und läßt aullcrdcni 

 nicht befürchten, daß bei noch komplexen proteolytischen riodukten 

 eine Säurehydrolyse eintreten kann. Handelt es sich darum, eine in 

 Wasser allein nicht leicht lösliche Aminosubstanz in Lösiniti- zu brin{^a*n, 



so mag' man Mineralsäuren gebrauchen von nicht mehr als "-Konzentration 



oder Essigsäure von irgend einer Konzentration l)is zu oO^/o oder eiidiicli fixes 



AlkaH bis zu einer Konzentration von . Um Tyrosin und Lysinpikrat in 



Lösung zu bringen, fügt man für gewöhnlich einige Tropfen Natriumhydi'at- 

 lösung hinzu. 



Korrektur betreffs Verunreinigung der Ueageiiiien. 



Da das käufhche Natriumnitrit oft Verunreinigungen enthält, die 

 Spuren von Stickstoff entwickeln, wenn das salpetrige Salz angesäuei't 

 worden ist, so muß das Nitrit immer, bevor es gebraucht wird, geprüft 

 werden: darnach wird, wenn nötig, eine Korrektur für das Iteagenz 

 angebracht, die bei den einzelnen Resultaten in Betracht zu ziehen ist. 



Es sei hier erwähnt, daß z. B. ein käufliclies, als chemisch rein be- 

 zeichnetes Nitrit 0"2 cm^ Stickstoff in 5 Minuten, 0"o cni^ in einer halben 

 Stunde und 0'5 cm'^ in 2 Stunden lieferte. 



Der Apparat. 



Die Zusammensetzung des Apparates i) ist aus folgender Abbildung 

 ersichtlich : 



Die Reaktion wird in D ausgeführt, in einer Flasche von 35 — 37 cm^ 

 Inhalt. Sie ist mit einem vierfach durchbohrten Gummistopfen versehen, 

 der beständig die Glasröhren trägt, wie es die Figur zeigt. Der Stopfen 

 wird an seiner Stelle durch einen geeigneten Di'aht oder beiinemer durch 

 eine speziell für diesen Zweck konstruierte, von dem P'abrikanteu gelieferte 

 Schraubeneinrichtung festgehalten. 



Alle Glasröhren, die durch den Stopfen führen, sind Kapillaren von 

 6 — 7 mm äußerem Durchmesser. Sie haben alle 1 mm lichte Weite, aus- 

 genommen ist nur das Rohr J. welches 2—4 ^^//^/ haben .•^oll. Der Zylinder 

 A von ungefähr 40 cm^ Volumen ist mit 2 Marken versehen, welche 5 und 

 25 cm3 Inhalt anzeigen. Die 10 cm^ fas.sende Bürette B enthält die Lösung 

 der zu analysierenden Aminosubstanz. Das liohr C dient zum Auslassen 

 des Gases und verbindet D mit der Gasbürette. während der Stickstoff ent- 

 wickelt wird. Das untei-e Ende von C befindet sich genau in demselben Niveau 

 wie die untere Fläche des Stopfens. Der kleine Zylinder /.'. von 2 nti^ In- 



Der Apparat wird geliefert von K. Machlctt and i^o». 143 E. 23 St. New York 

 City {S 12) und von Robert Goetze, Leipzig (M. 25). 



