Die Zimtzsclie Methode der Gasanalyse. 



Von Franz Müller, IJorlin. 



In Band III, Abt. I, dieses Handbuchs (S. 610) ist auf die Be- 

 stimmung der Kohlensäure nach dem Thermobarometerpi'inzip hi^ge^Yiesen 

 worden. Eine genauere Beschreibung des Prinzips war auf 8. 575 gegeben, 

 die des Apparates von Zuntz unterblieb dagegen, da sie in einem späteren 

 Abschnitt des Handbuchs bei dei' Besprechnog der Methodik des Energie- 

 stoffwechsels erfolgen sollte. Auf S. lloG (Band III. Abt. 2) ist zwar der 

 von Zuntz angegebene Analysenapparat skizzenhaft wiedergegeben (Fig. 323), 

 aber die Analyse selbst nicht eingehender beschrieben worden. Das soll im 

 Folgenden kurz nachgeholt werden. 



Das von iV. Zuntz ausgearbeitete gasanalytische Verfahren ist eine 

 Modifikation der Hempehchen Anordnung. M 



Der Analysenapparat (s. Fig. 235) ^j besteht aus mehreren (lasbiiretten, 

 in denen die Messung der Gasvoluniina und 4 ripetten, in denen die .\b- 

 sorption der Kohlensäure und des Sauerstoffes stattfindet.'') Die ersteren, 

 7 an der Zahl, stehen in einer mit Spiegelscheiben versehenen, mit Wasser 

 gefüllten Wanne. Die mittlere lUirette dient als thermobaronietrisclier Kon- 

 trollapparat, die übrigen 6 bilden, zu je dreien symmetrisch angebracht, 

 zwei gleiche Gruppen zur gleichzeitigen Anstellung von 2 Analysen. In den 

 2 seitlich am weitesten nach außen stehenden, die von 99() — lült) cm^ 



1) In der Arbeit von A. Loeivy (Pfl. Arch. 42, S. 267, 1888) ist die Metliodik noch 

 fast gleich der Hempelschan: HetnpehchQ Bürette und Absorptionspipetto für Kohlen- 

 säure. In der Arbeit von Katzenstein (Pfl. Arch. 49, S. 335) finden wir schon das sog. 

 Thermobarometcr nach N. Zuntz'' Angaben, al)er in der Form, daß ein unten geschlos- 

 senes Glasrohr von dcmsellien Kaliber wie die IIenipoll)ürette oben mit einem im rechten 

 Winkel stehenden engen, feingeteilten Rohr von 1 cnr^ Inlialt in Verbindung stellt. In 

 diesem befindet sich ein gefärbter "Wassertnipfen, der bei Weciisel von Temperatur und 

 Druck in dem Köhrcheu wandert. Die endgiltige Form findet sich bei .('/. Mik/hus Lci-y 

 (Pfl. Arch. 55, S. 14 ff. und Tafel I, 1894). 



^) Der Apparat kann von den Vereinigten Fabriken für Laburatoriumsbedarf, 

 Berlin N., fertig bezogen werden. 



^) Die auf Fig. 235 dargestellte, sehr zweckmäßige Form der Absorptionspipetten 

 wurde von J. Paecktner angegeben. (Inaug.-Diss. Gießen. Verlag li. 6'c/ioc/r-Berlin, 1909. 

 Fig. 1 u. 1«.) 



65* 



