Die Zuntzsche Methode der Gasanalyse. 1029 



in Zwanzigstel gc^^il^ sind und ebenso wie die anderen 5 an der oberen 

 kapillaren Verjüngung nahe dei- Ei-weiteiung ihre Nullmarke tragen, werden 

 die zu untersuchenden Parallelproben eines Kohlensäure. Sauerstoff und 

 Stickstoff (und eventuell brennbare Gase) enthaltenden Gemisches durch 

 allmähliches Herabsinkenlassen des sie erfüllenden Wassers aufgesammelt. 

 Dies geschieht durch vorsichtiges Öffnen dei- Klemmschi-aube unten am 

 Schlauch zum Niveaurohr. Das Wasser muß so langsam sinken, daß keine 

 Tropfen an der Wand hängen bleiben (etwa 20 Minuten). Darauf läßt man 

 die 100 cm'^ (las einige Minuten stehen und liest untei- Einstellung des 

 Niveaurohres in Augenhöhe (s. Bd. II]. S. öTö) sowohl in den zwei seit- 

 lichen Röhren, wie im mittleren Theiinobarometerrohr den Stand ab. P.ei 

 kohlensäurereicheren Geraischen (über 0'5) darf das Gemisch vor der Ab- 

 lesung nicht länger als etwa 10 Minuten in den Büretten stehen. Das ge- 

 messene Volumen wird dann in die 2 äußeren Pipetten eingeführt, indem 

 das alle Röhren erfüllende, deuthch schwefelsaure Wasser, welches mit 

 einem Tropfen Rosolsäure gelb gefärbt ist, durch Heben des Niveaurohres 

 gerade bis an die obere Nullmarke (in Niveaustellung) herangeführt wird. 

 Diese zwei Pipetten sind mit etwa 40"/oiger wässeriger Kalilauge gefiült. 

 Kohlensäurearme Gemische bis zu etwa O'öVo werden darin nach einer 

 Minute kohlensäurefrei, solche mit mehreren Prozent Kohlensäure nach 

 etwa 5 Minuten. Die Absorptionsfläche ist durch eine große Reihe von in 

 der inneren (ilocke befindlichen Glasröhren vergrößert. Die Einstellung der 

 Kahlauge in den die Pipetten mit den Büretten verbindenden Kapillar- 

 rohren war so. daß die Lauge gerade die Hälfte des horizontalen 

 Teils des Kapillarrohrs, das dann nach unten abbiegt, erfüllte. Nachdem 

 man den zum Niveaurohi- führenden Schlauch wieder durch die Schraub- 

 klemme verschlossen hat, öffnet man die Verbindungen zwischen den 

 Kalilaugepipetten und dem zweiten Röhrenpaar. Bei tiefhängendem Niveau- 

 rohr und ganz wenig geöffneter Klemmschraube läßt man das Wasser in 

 den Büretten wieder so langsam absinken, daß sich an der Wand keine 

 Tropfenbildung zeigt. Sobald der weite Teil mit (ias erfüllt ist, schüeßt 

 man die oberen Verbindungen zu den Kalipipetten ab. öffnet die untere 

 Klemmschraube an dem langen Schlauch und reguliert, mit der einen Hand 

 das Niveaurohr senkend, mit der anderen einen oberen Quetschhahn öffnend, 

 das Eintreten des Gases in den engen Teil der einen Bürette, bis die Lauge 

 wiederum mitten in dem horizontalen Kapillarstück oben über den Pipetten 

 erscheint. Darauf schheßt man den Quetschhahn und macht dasselbe auf 

 der anderen Seite, i) 



^) Die Bürettenröliren dürfen keine größeren Kaliberfclüer als 005 — 006 cm^ im 

 ganzen liesitzen, da sonst nach Auffangen einer 100 ciu^ etwas ül)orstoigonden Gasmcngc 

 eine kohlensäurearmc, durch die Kalilaugeupipetten gegangene Luft in den nur zwisciien 

 90'0 — 10000 (nicht tiefer!) geteilten zweiten Röhren die unterste Marke üherschreiten 

 kann, zumal wenn diese zweiten Röhren seihst einen größeren (negativen) Kaliliorfclih-r 

 haben. Die Büretten werden alle vor dem (iohrauch durch Auswägen mit Wasser 

 (20 Minuten-Ablauf) nachgeaicht und der Fehler in einer stets bereitliegenden Tabelle 

 verzeichnet (s. Berechnung Bd. III, S. 576). 



