1030 



Franz Müller. 



Nachdom das kohlonsäurefreie Gemisch abgelesen, wird es unter 

 Heben des Niveaurohres in die inneren zwei Pipetten unter Lüftung- der die 

 Verbindung' absperrenden Quetschhähne eingefüllt. Wiederum muß das 

 saure Wasser gerade an der Nullmarke am oberen Ende der Büretten 

 stehen. Dieses zweite Pipettenpaar aus braunem Glas enthält dünne, etwa 

 3 mm dicke Phosphorstangen, die zum Teil bis oben heran in die Ver- 

 engerung der inneren Glocke reichen. Sie stehen in destilliertem Wasser. 

 Wie in Band III, S. 626. erörtert (dort siehe auch die Herstellung der 

 Phosphorstangen), verläuft die Sauerstoffabsorption über 12 — 14" C und bei 

 einem Sauerstoffgehalt bis öO^/o sicher in 10 Minuten, solange die Phos- 

 phorstangen noch nicht mit brauner Schicht bedeckt sind. Unter 14" dauert 

 sie dagegen etwa eine halbe Stunde, unter 10" ist sie nicht mehr aus- 

 führbar. Man muß dann die Pipetten mit einem heizbaren Außenmantel, 

 in dem Wasser auf 25° erwärmt wird, umgeben. 



Nach beendeter Og-Absorption wird das Bestgas nach vorherigem Ab- 

 klemmen des unteren Schlauches zum Niveaurohr und Öffnen der oberen 

 Quetschhähne, durch vorsichtiges Öffnen der unteren Schraube ganz lang- 

 sam in die dritte Gruppe von Büretten eingelassen. Diese sind von 75 bis 

 85 cm.^ in Zwanzigstel geteilt, da zwischen 78 und 81 crn^ Gasrest bei 

 Luft oder Atemgas zurückbleiben. Nachdem das Gas den weiten Teil der 

 Bohre erfüllt hat, schließt man die oberen Quetschhähne, öffnet die untere 

 Schraube und führt den Best, wiederum unter Leitung des Niveaurohres 

 mit der Hand, in den engen Teil der Büretten über, bis das Wasser aus 

 den Phosphorpipetten in der Mitte des horizontalen kapillaren Glasrohres 

 über den Pipetten erscheint. 



Die kapillaren Verbindungsstücke sind immer mit Besten der vorigen 

 Analyse gefüllt. Das macht bei geringen Abweichungen und dem engen 

 Kaliber der Kapillaren keine Fehler. Sie werden dagegen deutlich, wenn 

 luft- und sauerstoffreiche Gemische abwechselnd analysiert werden. Dann 

 nniß eine Analyse ohne Ablesung durch das ganze System geführt werden, 

 bevor die erste brauchbare Bestimmung beginnt. 



Wenn sauerstoffreichere Gemische (über 25" o) "ach dieser Methode 

 untersucht werden sollen und Phosphor zur Alisorption benutzt wird, so 

 muß die Mischung zuvor mit Stickstoff verdünnt werden. Nach Vorgang 

 von Durig absorbiert man zunächst den größten Teil des Sauerstoffs durch 

 Kupferlösung. ^) Zu diesem Zweck stellt man von dem aus den Kalilauge- 

 pipetten herabreichenden Kapillarrohr, bevor es das zweite Bürettenpaar 

 erreicht, eine kapillare Abzweigung nach hinten her. Dies Kapillarrohr 

 gabelt sich dann rechtwinklig bei horizontaler Lage. Der eine Schenkel 

 führt zu einer mit ammoniakalischer Kupferlösung und Kupfernetzen ge- 

 füllten Pipette (auf der Kupferlösung schwimmt zum Abschluß gegen Luft 



*) Durifi empfiehlt auch Xatriumhydrosulfit (s. Bd. III. S. 628). Li Bd. III ist ebenso 

 ■wie im Inhaltsverzeichnis des Bandes versehentlich Natriumtbiosulfat an Stelle von 

 Natriumhydrosulphit mehrfach bei der Korrektur stehen geblieben, während die Formeln 

 richtig sind. 



