Die Zuiitzsche Methode der Gasaiialyse. 



lo:5:-i 



wenn es einmal passiert, mit saurem Wasser <?ut auswaschen. Auch klemme 

 man die Schläuche nicht dicht am Glas ah und verwende nur vollkommen 

 rund abgeschmolzeue Kapillarstücke. 



Nicht vermeiden läßt sich, daß sich allmählich in dem die Röhren 

 erfüllenden sauren Wasser Pilze bilden: man erschwert es durch Zusatz 

 einer reichlichen Menge Kupfer sulfat zu der durch Ilosolsäure gclhgefärbten 

 Lösung, sowie dadurch, daß man immer nur frisch filtriertes Wasser in 

 das Niveaurohr eingießt und das in ihm angesammelte immer wieder 

 filtriert. Haben sich aber an der Innenwand der Köhren Pilzkulturen ge- 

 bildet, die das Anhaften von Tropfen an der Wand auch bei langsamem 

 Herunterlassen der Lösung begünstigen, so bleibt nichts übrig, als die 

 Röhren durch Chromsäure und Schwefelsäure zu reinigen. 



Beispiele der Genauigkeit, die man mit dieser Methodik unschwer 

 erreichen kann, bieten folgende Analvsen: 



I. Respirations versuch. 

 Mit älteren, reparierten Röhren mit sehr hohen Kaliberkorrekturen. 



Endresultat: 3-92% CO., und 1644 «/o 0.,. 

 IL Sauerstoff re iche Gemische. 



