Neue Apparate für Stoff wechselversuche. 1043 



wie bereits beschrieben, durch eine besondere, ;ini Uodcn hctindüchc Öff- 

 nung in die unter demselben stehende Flasche, bzw. bei Hunden scitHch 

 aus der Tretbahn geführt werden. 



BezügUch des Materials der zu verwendentk'U Schläuche möchte ich 

 bemerken, daß sich der reine Taragummi nach meinen Erfahrungen hierzu 

 am besten eignet. Schläuche aus anderen (iummisorten. speziell mit hojiem 

 (iehalt an anorganischen Bestandteilen, werden insbesondere (hiicli den 

 lirin von Wiederkäuern bald brüchig und unbrauchbar. 



C. Stoffwechselkäfig für Ratten. 



Zu einem Stoffwechselkäfig für Batten kann man zweckmäl.iig eine 

 Flasche mit abgesprengtem Boden l)enutzen. wie sie in der Fig. 247 zur 

 Darstellung gebracht wird. 



Der Durchmesser des Bodens dieser Flasche beträgt zirka 2i> cm. Die 

 sich nach dem Flaschenhals zu trichterartig verjüngende Flasche erhält 

 2 aus Glasstäben gefertigte Einsätze, deren unterer (Fig. 247, E), auf 

 welchem der Kot liegen bleibt, etwa nur 3 mm breite Öffimngen aufweist, 

 welche den Harn durchfließen lassen. Der obere, mit (ilasfüßen versehene 

 Einsatz (Fig. 247, D), welcher einen Abstand von zirka 3 — 5 cm von dem 

 unteren Einsatz (Fig. 247, E) hält, dient als Boden für das \'ersuchstier. 



Die (Ilasstäbe sind hier weiter, zirka 8 — 10 mm. voneinander ent- 

 fernt, um Kot und Harn hindurchfallen zu lassen. Letzterer fließt durch 

 den unteren Einsatz (Fig. 247, E) in das imter den Käfig gestellte Becher- 

 glas (Fig. 247. K). Zirka 20 mm über dem oberen Einsatz (Fig. 247. D) 

 weist der Käfig 2 runde Öffnungen von je 30 — 35 mm Durchmesser auf, 

 um das Hindurchstecken des Kopfes zwecks Futter- und Wasseraufnahme 

 zu ermöghchen. Einige kleinere Durchbohrungen von zirka 10 mm Durch- 

 messer (zirka 8 — 10 cm^ über dem oberen Einsatz) sorgen füi' genügende 

 Luftzufuhr. Fig. 247, G und G' bzw. Fig. 248 zeigen die ais Futter- 

 gefäße dienenden Glasnäpfe, welche bei der aus den Figuren ersichtlichen 

 Stellung zirka 25 cm^ fassen. Die Anbringung dieser Futternäpfe erfolgt 

 in der Weise, daß Glasleisten mit Falz zu beiden Seiten und unterhalb 

 der Öffnimg z. B. mit Kanadabalsam oder Natronwasserglas aufgekittet 

 werden, welche das Hineinschieben und somit Fixieren der (ilasränder der 

 Näpfe gestatten. 



Die Auswechslung der Gläser und Beinigung derselben geschieht in 

 sehr leichter Weise, auch ist der Käfig leicht und vollkommen zu reinigen. 

 Bekanntlich fressen die Batten das Futter vorzugsweise aus den \(U-dei- 

 pfoten und verstreuen es während des Fressens zum Teil vor dem 

 Futternapf. Um mm ein Durchfallen von Futterbestandteilen durch den 

 Glaseinsatz nach Möglichkeit zu verhindern, wird zweckmäßig eine um- 

 ränderte Platte, der aus Fig. 247, H ersichtlichen Form, die ich als Futter- 

 tisch bezeichnen möchte, vor dem Futternapf angebracht. Der ai)gesprengte 

 Boden der Flasche (Fig. 247, B) dient als Deckel des Käfigs und weist 



