Ergänzungeu zur Aschenanalyse. 



lO.')! 



Zu S. 399. Man darf z. B. nicht die zur Üherführuiifi: von Ferro- in 

 Ferriverbindungen mit Salpetersäure gekochte Lösung in der Hitze mit 

 Kaliumfcrrocyanid versetzen, da dann auch ohne Anwesenheit von Eisen- 

 salzen durch die oxydierende Wirkung der heilien Sali)eters;iure auf das 

 Ferrocyanid Blaufärbung entstehen kann. Ebenso mul» die llliodanreaktion 

 in der Kälte und unter Ausschluß gröiierer Mengen von Salpetersäure ani:e- 

 stellt werden, denn sonst kann auch einerseits bei völliger Abweseidieit 

 von Eisen eine rotbraune Färbung auftreten, andrerseits kann die durch 

 Eisen ^virklich hervorgerufene IJotfäi'bung wieder zerstört werden. 



War das Eisen als unlösliches Oxyd abgeschieden, so läßt es sich 

 durch Erhitzen mit konzentrierter Salzsäure oder 70Voiger Schwefel- 

 säure, auf jeden Fall aber durch Schmelzen mit Kalium bis ulfat in 

 Lösung bringen. In welchem Zustande das Eisen ursprünglich in der unter- 

 suchten Substanz vorhanden war, das läßt sich natürlich aus der in der 

 Aschenlösung ermittelten Oxydationsstufe nicht ohne weiters schließen. 



Zu S. 391. Zum Nachweis der einzelnen Erdalkalien und Al- 

 kalien durch die Spektralanalyse bedient man sich am l)esten der von 

 E. Beckmann'^) angegebenen Methode. Diese besteht darin, daß man die 

 zu untersuchende Lösung durch geeignete Entwicklung von Oasbläschen 

 fein versprüht und diesen salzhaltigen Sprüh- 

 nebel mit dem für die Bunsenflamme eii'or- 

 derlichen Luftstrom in die Flamme führt. 

 Dadurch wird im Gegensatz zu der alten 

 Platindrahtmethode erreicht, daß die Flamme 

 ihrem ganzen Umfange kontinuierUch 



Fig. 254. 



m 



gefärbt wird und somit eine eingehende 

 Betrachtung durch das Spektroskop ermög- 

 Ucht. Einige Ausführungen der neueren 

 Beckniannschen Spektrallampen sind in 

 den Fig. 254, 255 und 256 wiedergegeben. 



Zur Gasentwicklung (Wasserstoff) 

 benützt man am vorteilhaftesten kleine 

 Zinkstücke, die durch einige ^linuten langes 

 Hin- und Herrütteln in einer i.V/oigen 



Kupfersulfatlösung und nachheriges Abwaschen mit Wasser aktiviert 

 werden. 



Fig. 254 zeigt einen gewöhnlichen Bunsenbrenner, der mit einem 

 chemischen Zerstäuber aus Glas 2) versehen ist. Die Luftzu- 



Spektrallampo mit chemiBcheTn Zerstiiuber. 

 '/j wirkliche (jröOe. 



M E. Beckmann, Über Spektrallampen V. Neue einfache Spektrallampen für das 

 chemische Practicum. Zeitschr. f. physikal. Chemie. Bd. 57 (1907). S. (Ul. — Fiirh.'ii von 

 Blaiumeu für das analytische Practicum. Zeitschr. f. angewandte rhemic Bd. 20 (l'.M)7). 

 S. 561. 



-) Die hier beschriebenen Vorrichtungen sind von der Firma n. I'nßlcr, Leipzig. 

 Brüderstraßo 55, oder von dein Mechaniker (r. llUdelirandt, Leipzig. Brüderstraße 34. 

 zu beziehen. 



