Ergänzuugeu zur Aschenanaljse. 



105Ü 



Fig. 268. 



Kaliglas, dem durch ein passend gebogenes (ilasrolir a v(»ii unten (oder 

 durch einen seitlichen Tubus) das Leuchtgas zugeführt wird. Kine Klemme 

 K und eine einfache Feder F halten den lircnncr in beliebiger Höhe 

 fest, während die zu prüfende FUissigkeit in einem passenden Scjiälclien 

 darunter gesetzt wird. Dieser Brenner hat den ^'ol■zug, dall er nicht durcii 

 Rost angegriffen wird und leicht in allen seinen Teilen zu reinigen ist. 



Den Sprühnebel der Salzlösung kann man auch von außen der 

 Flamme zuführen, z. B. in der von G. Lockemann angegebenen Anordnung 

 von Fig. 257. Die angesäuerte Salzlösung mit einigen Stückchen verkupferten 

 Zinks bringt man in ein gewöhnliches Glühröhrchen li und dieses be- 

 festigt man mit Hilfe einer 

 Fig. 267. passend geformten Klam- 



mer K^) an dem schräg 

 gestellten Bunsenbrenner. 

 Statt der Klammer kann 

 man auch einen breiten, 

 doppelt durchbohrten Kork- 

 stopfen benützen. Das (ilüh- 

 röhrchen ist so an den 

 Brenner anzusetzen , daß 

 seine obere Kante etwas 

 (ca. 1 mm) über die Breinier- 

 öffnung hinausragt, damit 

 das Brennerrohr nicht 

 durch verspritzte Säure- 

 tröpfchen angegriffen wird. 

 Für die Spektral b e- 

 obachtung benützt man 

 am vorteilhaftesten ein 

 kleines Hand Spektro- 

 skop mit Skala und Ver- 

 gleichsprisma 2), welches 

 man in ein mit Kugelgelenk 

 versehenes, verstellbares Stativi) einklemmt wie es in Fig. '2h>< angegeben 

 ist. Man muß das Spektroskop in der Höhe einstellen, daß man oberhalb 

 des inneren Flammenkegels (welcher die grünen und blauen Kohlenstoff- 

 linien gibt) in die Flamme blickt. Die für die einzelnen Elemente charak- 

 teristischen Linien sind in der Spektraltafel wiedergegeben. Am rat- 

 samsten ist es, zunächst die Spektra der einzelnen Metalle genau zu stu- 

 dieren und auch bei der analytischen Prüfung Vergleichslösungen in'reit 

 zu halten, deren Spektrum man durch das Vergleichsprisma unter Anwen- 

 dung einer zweiten Spektrallampe (seitwärts rechtwinklig zur Si)ektroskop- 

 achse aufgesteUt) betrachtet. 



') Zu beziehen von Mechauiker G. Hildvhnindf, Leipzig. Brihlerstraßo 34. 



-) Zu beziehen von F. Schinidf rf- Jlaensch, Berlin S. 42, Prinzessinneustraße 16. 



^Xi' 



Anwendung eines Glüh- 



röhrchens für die chemische 



Zerstäubung. 



Stativ mit Spektroskop. 

 */9 der wirklichen Größe. 



