1078 



Georg Lockemanii. 



Säure auf ein bestimmtes Volumen (z. B. 50 oder 100 cm^) aufgefüllt. Diese 

 schwefelsauren Lösungen werden dann zur Prüfunii im Marshschen Apparat 

 benutzt. 



ArsennachAveis im Marshschen Apparat. 



Der im Hauptkapitel dieses Buches (Bd. I, S. 394 — 396) beschriebene 

 und abgebildete Apparat von G. Lockemann zum Nachweis des Arsens 

 nach Marsh-Liehig enthält zum Trocknen der Gase weder Baumwolle 

 oder ähnhches Stopfmaterial noch gekörntes oder geschmolzenes Chlor- 

 calcium oder gar Ätzkali, da alle diese Stoffe auf Arsenwasserstoff zer- 



Fig. 259. 



Arsenappaiate nach G. Lorkemann. 



setzend wirken. Zum Trocknen der Gase wird das krystallisierte Cal- 

 ciumchlorid (CaClg, 6H2O) benutzt. Durch diese und die übrigen Ver- 

 suchsbedingungen ist die Empfindlichkeit des Arsennachweises auf 

 O'OOOl mg = O'l iiimff (Milliogramm) As gesteigert. 



Als Kühlgefäü benutzt mau statt der Porzellanschale m (Abb. Bd. I, 

 S. 395) vorteilhafter ein Becherglas: dieses wird, wie Fig. 259 zeigt, 

 auf ein etwa 10 cm breites und 18 cm langes Brett gestellt, welches auf 

 dem Stativring mit einigen von unten eingetriebenen Nägeln befestigt ist. 

 Das Becherglas faßt mehr Kühlflüssigkeit als eine Schale und ist auf dem 

 Tragbrett verschiebbar, so daß seine Stellung der jeweiligen Lage des Kiihl- 

 fadens angepaßt werden kann. 



