Ultrafiltration. 



10H9 



Fig. 262. 



ZU 20 Atmosphären ausgeübt werden, um üherhaiipt ein I'iltnit xii er- 

 langen. Zu diesem Zweck hat Bevhhold einen Apparat konstruiert, dn- in 

 Fig. 262, 263 und 2U wiederi^egeben i) ist; Fig. 262 und 26;', eignen sich 

 mehr für mittlere, Fig. 264 für sehr hohe Di-ucke. Apparat Fig. 262 

 besteht aus einem zylindrischen (icliUi IL in dem der eigentliche 

 Trichter Tr aufsitzt. Zwischen die unteren Ausbuchtungen von 7V und // 

 werden die runden Filter- 

 scheiben Fi gepreßt. Die Dich- 

 tung erfolgt durch zwei 

 Gummiringe GG. Zum Schutz 

 gegen das Reißen eines Fil- 

 ters hegt dasselbe auf einem 

 Nickeldrahtnetz oder einer 

 mit \äelen Löchern vei'sehenen 

 vernickelten Platte A' auf und 

 ist gegen zu starke Ausbuch- 

 tung bei Druck nochmals durch 

 die mit mehreren großen 

 Löchern durchsetzte Platte P 



Sc?2r 



P IJ" a F 



Fig. 263. 



Fig. 264 . 



G.]>i^ a p ^^ 



geschützt. Der Trichter Tr ist oben konisch abgedreht und wird durch 

 denDekelZ> mit Konusverschluß und Gummidichtung abgeschlossen. Dm-ch 

 Andrehen des Schraubenversciüusses iichr wird sowohl der Deckel oben 

 als auch das Filter unten mit einer Handbewegunij- dicht verschlossen. 

 Durch den Deckel führt ein kleiner Ansatz mit .Schraubenwindung, an dem 

 das Rohr zum Druckgefäß befestigt wird. — Fig. 2()4, hauptsachlich für 

 Drucke über 10 Atmosphären, hat Flanschenverschluß; dies ist natürlich etwas 



') Alle diese Apparate werdeu hergestellt von den \ ereiuigteu Fabriken für La- 

 boratoriumsbedarf, Berlin, Scharnhorststraße. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. \'. (5<) 



