Die quantitative Mikroelementaraiialyse (iru^aiiisclirr 



Snbstanzon.'» 



Von Fritz Prci,'!, liinsbnick. 



Eigene Erfahrung an einem nnr in anlierordcntlieh ^^erinfzer Aiis- 

 bentung- erhältliehen Körper lidj es mieli besonders sclinierzlich empfinden, 

 dal'i jede zum Zwecke der organischen Elementaranalvse angewandte Siib- 

 stanzmenge für weitere \'ersuche unwiederbringlich verloren ist und 

 machte in mir den Wunsch rege, nach Methoden zu fahnden, welche bei 

 sonst gleicher Genauigkeit mit geringen Sui)stanzmengen ihr Auslangen 

 finden und womöglich mit den allereinfachsten Mitteln auszuführen sind. 

 Ermutigend wirkten von vornherein in dieser Richtung die glänzench-n \'er- 

 suchsergebnisse Emkhs-) und seiner Schüler auf dem (iebiete der Mikrrv 

 aiuUyse mit Hilfe der Mikrowage von Xernst. 



\'on der Anwendung letzterer habe ich von allem Anfange an aus 

 dem Grunde absehen müssen, weil ihr Wägungsbereich und ihre Tragkraft 

 im Vergleiche zum (iewichte noch so kleiner Absorptionsapparate etc. mir 

 zu gering erschienen. Alle im Nachstehenden mitzuteilenden .Methoden sind 

 mit einer aus der Präzisionswerkstätte von WUli. H. l. Kuhlmann in 

 Hamlnirg-Barmbeck (Steilshoperstraße Nr. 103) hervorgegangenen Waire 

 (Eig. 277) ausgeführt und ich möchte von diesem ausgezeichneten Instru- 

 ment (Nr, 19b des Kataloges. Preis samt (Gewichtssatz zirka 270 Mark) 

 an dieser Stelle nur hervorheben, dal) es bis zu einer Maximalbelastung 

 von 20 5^ gleichbleibende Empfindlichkeit hat, infolge einer Ilalkenliinge von 

 nur 10 mm außerordentlich rasch schwingt, daß der Heiter infolge der 

 maschinell hergestellten hundert Einkerbungen an jeder Stelle des Keiter- 

 lineals stets den gleichen Sitz einnehmen muß. da(\ eine mit der Heiter- 

 verschiebung mitfahrende Lupe eine beciueme Ablesung trotz Kleinheit des 

 Balkens gestattet und daß die Schwingungen der Zunge durch einen ver- 

 größernden Hohlspiegel beobachtet werden. Die EmiMiiidiichkeit dieser Wage 

 ist so eingestellt, daß Vio ^>^9 ^in^ Ausschlagsvergrößerung von 1»> Teil- 



^^ OriiEriiialuntersiichunfren. 



'-) Statt weitläufiger Aiifiihrungeii der ()ripiiiaIlitoratnr sei ps mir hier eestattot. 

 nur auf das jiingst erschienene" „Lehrbuch der Mikrochemie" von Frirdrich Ktnieh, Wies- 

 liaden 1911, Verlair von J. F. Bergmann, zu verweisen, in welchem tlie Kesamto his»- 



hcrige Literatur dieses Gebietes berürksirhtii:t ist. 



