Die quantitative Mikroolementaraualyse organischer Substanzen. 1 ;»(>*) 



Zum Zwecke des bequomercii iiiid sicheren Arhcitens ist es iiot- 

 weiuliii', diese Wape auf einer Marmorphitte aiifzustelieii. die auf in eine 

 (irundinauer eiiii^elasseueu Kiseiiträf^cru fest aiiflie^^t. I»ie (lewiclite sowie 

 die dazu gehürii'e Elfenheiupiiizette bewahre man am besten im Waj/en- 

 gehiiuse in der Nähe der rechten Waj^^eschale offen auf, w;thren<l hinter 

 der linken Wageschale die Aufhängevorrichtung für die Absorptionsapparate 

 sowie die Bäukchen aus Magnesiumdraht (siehe beide in Fig. 277) für die 

 Substanzwägung bei der Stickstoff-, llalom-n- und Schwefelbestimmung 

 Platz finden können. Zur weiteren Ausgestaltung des Wagetisches gehören 

 zwei (Jazeläppchen, sorgfältig gewaschen und getrocknet, mindestens 4fach 

 zusammengelegt, ein Stück Kehleder, ein llaari)insel sowie \V;igegl;is<lien 

 zur Unterbringung des Schiffchens bei Wägung hygroskopischer Substanzen 

 nach der Trocknung (Fig. 285), Wägegläschen für die Stickstoffbestimnnnigen, 

 Schmelzpunktkapillaren für die Halogen- und Schwefelbestimmungen, alles 

 unter entsprechenden Glasglocken oder zwischen l'hrgläsern verwahrt, 

 ferner Handexsikkatoren, Kupferblöcke (Fig. 287, 292, 297) usw. 



Absolute Reinlichkeit des Wagetisches, insbesondere der Wage selbst, 

 ist die erste ^'oraussetzung erfolgreicher Analysen. Man gewöhne sich 

 daran, vor jeder Serie von Wägungen den Nullpunkt der Wage zu prüfen 

 imd im Bedarfsfalle neu einzustellen. Man wird es selbst bei der ge- 

 schilderten Aufstellung auf einer Marmorkonsole von Zeit zu Zeit nötig 

 haben und mag daraus ermessen, wie oft sich der Nullpunkt bei .Vuf- 

 stellung auf einer hölzernen Konsole oder etwa auf einem Tisch verschieben 

 möchte ! Mindestens einmal im Monat wird es auch bei der gröliteii Sorg- 

 falt und Reinlichkeit zu empfehlen sein, die Wage einer völligen lleini- 

 aunu- zu unterziehen. Man öffne die Türen, entfeint beide Schieber, de- 

 montiert die Wage durch Abnehmen der Schalen, (iehänge und des 

 P>alkens, die man zweckmäßigerweise auf einen der beiden horizontal hin- 

 gelegten Schieber in richtiger Reihenfolge hineinlegt, reinigt zuerst die 

 Grundplatte durch Reiben mit feuchter Gaze, reibt Schalen und Gehänge 

 mit fett- und säurefrei gewaschenem und scharf getrocknetem IJeh- 

 leder ab, pinselt insbesondere das gezähnte Reiterliueal am llalken 

 sorgfältig aus, reibt sämtliche 12 Arretierungskontakte, die sich sowohl 

 am Balken, an den Gehängen als auch an der Arretierungsvorrichtung 

 der Säule befinden, mit trockenem Rehleder energisch ab und reinigt zum 

 Schluß ebenfalls mit Rehleder die Schneiden und die ihnen entsprechenden 

 Auflagen. Nun wird die Wage wieder zusammengesetzt und der Nullpunkt 

 mittelst der Fahne annähernd eingestellt. Es muß bemerkt werden, daß 

 diese Wage nach einer derartig erfolgten Reinigung durch einig«' Stunden 

 „krank ist", das heißt keine konstante Nullpunktlagt' besitzt. Erst nach 

 einigen Stunden kann die definitive Einstellung erfolgen. Bei größerer Ab- 

 weichung bedient man sich wieder der Fahne, hüte sich j«'doch. sie mit 

 den warmen Fingern zu berühren, somleru besorge dit' Bewegung der 

 Schraube mit der Elfenbeiupinzette. Die letzte Feineinstellung » ',oo - V,oo '"^ 

 erfolgt bei schwingender Wage mit den beiden Stellschrauben des Gehäuses. 



