1318 Fritz Pregl. 



Kupferrolle hinausragen und dadurch beim Gebrauch in das Bereich der 

 Flamme kommen, während das durch Leitung erwärmte Zwischenstück- 

 die Kondensation von Wasser im Schnabel dauernd verhindern wird. 



Den hinter diesem einfachsten Luftbad befindUchen Anteil des ge- 

 füllten Rohres umwickelt man zur Schonung und der gleichmäßigeren Er- 

 hitzung wegen mit einer einfachen Lage feuchten Asbestpapieres , und 

 nach völliger Trocknung dieses mit einer einfachen Lage ausgeglühten 

 Eisendrahtnetzes. 



Das weite, hintere Ende des Verbrennungsrohres verschließt man, 

 nachdem man die Ränder in der Flamme hat ablaufen lassen, mit einer 

 5 cm langen, -imm im äußeren Durchmesser betragenden Thermometerröhre 

 (Th), die zu einer Spitze ausgezogen ist, indem man bis etwa in die 

 Mitte dieses Röhrchens ein ringförmiges Stückchen eines passenden Kaut- 

 schukschlauches (R) darüberschiebt. Wie aUe Kautschukdichtungen und 

 -Verbindungen, soll auch diese mit einer unwägbaren Spur Glyzerin be- 

 feuchtet werden. 



Für die Ausführung von C-H-Bestimmungen und auch für die N-Be- 

 stimmungen genügt ein gewöhnlicher Tisch (an dem zwei Gashähne für 

 die beiden Brenner zur Verfügung stehen) , auf dessen Platte man zum 

 Schutz gegen die strahlende Wärme , aber auch aus Rücksichten der Rein- 

 lichkeit ein Stück glattes Packpapier auf breitet. Hingegen dürfte die Wahl 

 des Raumes, in welchem die Verbrennungen gemacht werden sollen, nicht 

 gleichgültig sein, wenigstens vermeide ich es, solche Bestimmungen im 

 Laboratorium zu einer Zeit zu machen , wo die Luft massenhaft mit Gasen 

 und Dämpfen geschwängert ist. 



Die Reinlichkeit sämtlicher Operationen erlaubt es, die C-H-Bestim- 

 mungen im Wagezimmer auszuführen. Übrigens sind sämtliche schwingende 

 Teile der Wage platiniert, also kaum angreifbar. 



Die so vorbereitete Verbrennungröhre legt man derart in das Ver- 

 brennungsgestell , daß die KupferroUe darüber hervorragt und gleichzeitig 

 die eine Seitenwand desselben berührt. Die beiden freien Enden des Draht- 

 bügels befinden sich oben, zu beiden Seiten der Röhre, und werden ins 

 Bereich des unter ihrer Füllung befindUchen Flachbrenners hineinragen. 

 Den gefüllten Teil des Rohres innerhalb des Gestelles bedeckt man mit 

 einer Asbest- oder Eternitplatte von 7 cm Länge und 5 cm Breite. Das das 

 hintere Rohrende verschließende Thermometerröhrchen verbindet man mit 

 Hilfe eines mit Glyzerin etwas befeuchteten Gummischlauchstückes mit 

 dem an einem kleinen Eisenstativ hängenden Apparate zum Reinigen und 

 Trocknen des Sauerstoffes und der Luft, indem auch hier Glas an Glas 

 in Berührung kommen, und verl)indet diesen Apparat mittelst eines längeren 

 Gummischlauches mit dem Sauerstoffgasometer. Mit einem guten Schrauben- 

 quetschhahn reguUert man den Sauerstoffstrora so, daß etwa 2 — 3 Blasen 

 (höchstens 4!) in der Sekunde den Blasenzähler passieren. Zum Zwecke 

 des Ausglühens bringt man den Flachbrenner zuerst auf 2 Minuten unter 

 den leeren Teil, dann unter den gefüllten Teil des Rohres. 



