1320 



Fritz Pregl. 



Fig. 281. 



hierauf eine 6 cm lange Schicht feinschaumigen Chlorcalciums von Hirse- 

 korngröße und darauf fest angepreßt neuerlich ein Bäuschchen Glaswolle 

 (gl). Wenn nun das zweite Röhrchen an das noch offene Ende angesetzt 

 wird, so bleibt ein 1 — V/^cm langer Teil (l) des Rohrinnern leer und 

 dient bei der Verbrennung zur Aufnahme des sich kondensierenden 

 Wassers (Fig. 281). 



B. Das Kalirohr (Fig. 282) besitzt in seinem mittleren Teil eine Länge 

 von 12 cm. Auch hier mn\ die Füllung während der Anfertigung vor der 



Glasbläserlarape vorge- 

 nommen und zwar, nach- 

 dem an der einen Seite 

 ebenfalls ein etwa 4 mw 

 im äußeren Durchmesser 

 messendes starkes Röhr- 

 chen (r) in der Länge 

 von 4 — bcm angesetzt 

 worden ist. Man bringt 

 dann in die Verjüngung ein Bäuschchen Glaswolle (gl), hierauf eine 'dem 

 lange Schichte von Chlorcalcium und auf diese fest gepreßt ein Bäuschchen 

 Glaswolle (gl). Nun schiebt man mit einer engen Glasröhre eine Flocke 

 (ß) von Glaswolle bis in die Nähe des Glaswollbäuschchens , so zwar, daß 

 zwischen beiden ein Raum von etwa 1 cm vollkommen leer (I) bleibt. Nun 

 füllt man eine Strecke von 6 — Sem des Rohres mit lockerer Glaswolle, 

 indem man Flocke an Flocke (ß) anreiht , verjüngt es am Ende mid setzt, 



Fig. 282. 



i 9-1 



Ca^ 



eu 



grl w 



Chlorkalziumrohr (2/3 nat. Gr.). 

 r Ansatzröhrchen. w Wattepfröpfchen. gl Glaswolle, gestopft. 

 l leerer Eaum. CaCU Chlorkalzium, schaumig, pfeffeikorngi-oß. 



fl 





s\ 



eaCi, 



ß-l K7 r 



Kalirohr (2/3 nat. Gr.). 



»• Ansatzröhrchen. w Wattepfröpfchen. j Verjüngungen des Lumens, p? Glaswolle, gestopft. 



fl Glaswollflocken. / leerer Kaum. CnC'l^ Chiorkalzium, schaumig, pfefi'erkorngroß. 



so wie an dem gegenüberliegenden Ende, das 4■»^w^ im äußeren Durch- 



te^-f!- 



messer betragende Verbindungsröhrchen vor der Bläserlampe an. 



Durch Hineinhalten des mit Glaswolle gefüllten Anteils in die Bunsen- 

 flamme gelingt es , die Flocken stellenweise zum Ansintern zu bringen und 

 ein nachträgliches Verschieben der F'locken beim Füllen mit Lauge zu ver- 

 hüten. Durch Verdickung der Wandstärke der beiden Verbindungsröhrchen 

 erzeugt man auf einer Strecke von 2 mm eine Verjüngung (j) des Lumens 

 bis auf einen i/oww. Zur Schonung des Chlorcalciums schmilzt man die 

 beiden Verbindungsröhrchen etwa 4: cm von den Ansatzstellen entfernt ab 



