Die quantitative Mikroclementaranalyse (ir(:anischer Substanzen. 1;'>21 



und kann solche KaliröhrchiMi iinbofrronzt hin^-e vorrilti^r Imltcii. \(>r dem 

 Gehrauch werden die abiicschmol/cncn Kndeii mit dem (dasmesser ^^erade 

 ahoeschuitten und die beiden Schnitt tliichen ebenso wie bei dem Chlor- 

 calciumrohr zuerst auf Carhorundumpapier eben ^cschHt'lcn und auf feinstem 

 Schmirgelpapier glatt poliert. Ins Ansatziölirchen nelieii dem CaCl, >cbiebt 

 man eine Flocke Watte halb hinein, schneidet den herausragen<U'n Teil 

 knapp mit der Schere ab und schiebt das darin befindhche Ende bis an die 

 kapillare Verjüngung. Dieser kleine Wattepfiopfen ist eine Sicherung gegen 

 Gewichtsverluste, die durch Verstäuben von CaCl Itedingt .sein kiinnten. 



Zum Zwecke der Fiülung setzt man an das mit CaClj gefidite Knde 

 des Kahröhrchens mittelst eines Schlauchstückes ein altes C'hlorcalciumrohr, 

 an dieses einen Kautschukscldauch und zieht nun öC'/oige Kalilauge .so 

 weit vorsichtig auf, als die locker gestopfte Glaswolle reicht, also bis zum 

 leeren Raum von 1 cm Länge und bläst sie nachher aus. Nach vor- 

 sichtiger Reinigung des gesamten Kalirohres mit einem feuchten und mit 

 einem trockenen Lappen und nach wiederholtem .\uswischen dei!. nas.sen 

 Ansatzröhrchens mit einem auf einen Draht aufgewickelten Wattebäusch- 

 chen verschließt man beide Enden mit den üblichen Kaufschukversciiliissen. 

 Dazu verwende man 15 )nm lange Stücke eines neuen, streng passenden 

 Schlauches, die mit Hilfe einer Feder mit Seife und Wasser gut au.sge- 

 putzt und nach dem Trocknen mit einem auf einem Zündholz straff auf- 

 gewickelten Wattebausch, der mit Glyzerin befeuchtet ist und danach mit 

 einem zweiten, trockenen Wattebausch ausgorieben werden. Dieselbe 

 Rehandlung haben auch alle später zu erwähnenden Schlauch- 

 verbindungen, die bei xVusführung der Verbrennung zur Be- 

 nutzung kommen, zu erfahren, denn die unwägbare Glyzerin- 

 menge, die dabei im Schlauch zurückbleibt, ermöglicht nicht 

 nur ein leichtes Gleiten über den Glasoberflächen und sicherere 

 Anschlüsse von Glas an Glas, sondern setzt vielleicht sogai- der 

 Diffusion von Gasen größeren Widerstand entgegen als reine 

 Kautschukoberflächen. Daher ist auch nach einiger Zeit, wenn 

 die Schläuche „schwer gehen", diese einfacln' Trozedui- zu 

 wiederholen. 



F]in so beschicktes Kalirohr kann für zwei \"eil>i-ennungen X'erwen- 

 dung finden. Bei neuerlicher Beschickung mit Kalilauge hat man tlurch 

 mehrmaliges Ausziehen und Ausblasen a^ou Kalilauge das im Röhrchen ge- 

 bildete Kaliumkarbonat zu entfernen. Nach etwa 10 — lömahgem (^'brauch 

 des Röhrchens ist das Ca GL schon so feucht gewoiden. dal'i dadurch Fehler 

 bedingt werden. Um es zu trocknen, jagt man durchs Rohr einen raschen 

 Strom von trockenem Sauerstoff und erwärmt den zuvor mit etwas Kujifer- 

 drahtnetz umwickelten Teil des Bohres, welcher das Ca Gl., enthält, vor- 

 sichtig über einer ruiienden Gasflamme. 



Auch das Ca CL-Rohr muli man nach etwa 10 — lömaligem Gebrauch 

 in der beschriebenen Weise entwässern. Je später man diese Begeneration 

 vornimmt, desto leichter kann es zum Schmelzen und Verst(H)fen des Bohr- 



