1322 Fritz Pregl. 



chens kommen. Nach jeder solchen Regeneration des Ca CL-Kohres ist es 

 natürhch notwendig, die bekannte Sättigung mit CO, vorzunehmen und 

 dieses mit Luft zu vertreiben. 



Die so gereinigten und verschlossenen Absorptionsapparate legt man 

 neben die Wage, am besten auf ein in jeder Papierhandlung um wenig 

 Geld erhältliches, meist aus Draht angefertigtes Gestelle für Federn und 

 Bleisteifte, wo jeder Absorptionsapparat nur auf 2 Punkten aufliegt. Dort 

 erfolgt in 15 — 20 Minuten der vöUige Temperaturausgleich, die wichtigste 

 Voraussetzung für die Bestimmung des wahren Gewichtes. 



Zu diesem Zwecke faßt man den Absorptionsapparat bei dem einen 

 Kautschukverschluß und entfernt den zweiten, wischt das zutage getretene 

 Röhrchen mit dem mehrfach zusammengelegten Gazelappen ab, entfernt 

 hierauf die erste Verschlußkappe und reinigt mit dem zweiten Lappen 

 dieses Röhrchen. Dieser Vorgang hat, ohne den Absorptionsapparat mit der 

 bloßen Hand zu berühren, rasch und leicht zu geschehen, worauf man 

 diesen an einem Ende mit dem Lappen haltend auf den an die Wage 

 gehängten Doppelhaken aus Aluminiumdraht (Fig. 1) auflegt. Das Gewicht 

 des Chlorcalciumrohres kann sofort bestimmt werden ; es wiegt etwas über 

 3g! Für das Kalirohr hingegen, welches rund 5^ (!) wiegt, ist bei der 

 Wägung sowohl vor als nach der Verbrennung folgendes zu beachten: 



1. Wägt man ein tadellos verschlossen gewesenes Kalirohr nach 

 etwa 12 Stunden weder, so wird sich nur eine Gewichtszunahme von we- 

 nigen Vi 00 w'/7, bei hoher Temperatur und Feuchtigkeitssättigung der Luft 

 vielleicht Vio ^^^9 nachweisen lassen. 



2. Läßt man an der Wage ein offenes, gewogenes Kalirohr 2 bis 

 3 Stunden hängen, so beobachtet man bei niedriger Temperatur (16°) und 

 geringem Feuchtigkeitsgrad Zunahmen, welche für je 5 Minuten höchstens 

 001 mg betragen, während das Kalirohr bei hoher Lufttemperatur (25'') 

 und damit verbundener großer absoluter Feuchtigkeit bis zu 0*03 m// in je 

 5 Minuten zunehmen kann. 



Diese Gewichtsänderung des offenen Kalirohres, die ich seinen ..Ab- 

 sorptionsgang" nenne, ist also im Sommer und im Winter verschieden 

 groß und bedingt es, daß man im Winter zwei Wägungen, die zeitlich 

 um 5 Minuten auseinanderhegen und um etwa O'Ol mg differieren, als 

 Beweis der erreichten Gewichtskonstanz ansehen muß, während an heißen 

 Sommertagen jenes Gewicht als das richtige genommen werden muß, von 

 dem ab das Kalirohr den regelmäßigen Absorptionsgang zeigt. Wie die Er- 

 fahrung lehrte, ist dieses Gewicht sowohl im Sommer als auch im Winter 

 sofort oder nach 5 Minuten an der Wage meist erreicht, wenn das Kali- 

 rohr, wie vorher geschildert, nach 20 Minuten währendem Liegen neben 

 der Wage beim Anfassen und Auflegen auf diese keine Erwärmung durch 

 die Finger erfahren hat. 



In allerjüngster Zeit ist es mir gelungen, durch eine kleine Ab- 

 änderung an den beiden Absorptionsapparaten die geschilderte Erscheinung 

 des Absorptionsganges vollständig zu beseitigen, das heißt, die Apparate 



