1326 Fritz Pregl. . 



Die Ausführung einer Verbrennung (Fig. 287). 



Während des Ausglühens des Verbrennungsrohres benutzt man die 

 Zeit zur Wägung der Substanz und der beiden Absorptionsapparate. Die 

 Übertragung der verschlossenen Apparate zur Stelle, ^Yo verbrannt wird, 

 erfolgt auf dem schon er^Yähnten Drahtgestelle; die der Substanz im Schiff- 

 chen auf dem Kupfer])lock (K) im Handexsikkator. Nun fügt man das mit 

 dem Wattepfröpfchen versehene Röhrchen des Chlorcalciumrohres (ch) mit 

 dem leeren Ansatzröhrchen des Kalirohres (k) mit Hilfe eines 15 mm 

 langen Stückes dickwandigen, nahtlosen Kautschukschlauches so an- 

 einander, daß beide Absorptionsapparate infolge der Längsdehnung des 

 Schlauchstückes über den Glasteilen aneinandergepreßt werden und ein 

 starres Ganzes bilden. Hierauf schiebt man über das freie Ansatzröhrchen 

 des Chlorcalciumrohres zur Hälfte ein nur 12 mm langes Schlauchstück, 

 legt das Ende des Kalirohres auf ein entsprechend hoch gestelltes Stativ- 

 chen (st) und setzt nun bei festgehaltenem Verbrennungsrohr die Absorp- 

 tionsapparate an dieses wieder derart an, daß dabei das Schlauchstück die 

 erforderliche Längsdehnung erfährt. Dann schUeßt man den Quetschhahn 

 der Sauerstoffzuleitung vollständig. 



Das offene Ende des Kalirohrs wird genau in die gleiche Höhe 

 gebracht, welche die Mündung des rechtwinklig umgebogenen oberen Röhr- 

 chens des Quecksilbergasometers (G) besitzt, über das man zuvor schon 

 einen Kautschukschlauch geschoben hat. Nun öffnet man durch Ent- 

 fernung des Thermometerröhrchens mit dem Kautschukring das hintere 

 Ende des Verbrennungsrohres und bringt das Schiffchen mit der Substanz 

 mit Hilfe der Pinzette ins Rohr, schiebt es mit einem Glasstabe (g) nur 

 so weit vor, daß die Substanz dort weder schmilzt noch sonst eine Ver- 

 änderung erfahren kann, faßt mit der Pinzette den früher beschriebenen 

 Diffusionsstöpsel, glüht ihn in allen seinen Teilen in der rauschenden 

 Bunsenflamme kurz aus und führt ihn so bis an das Schiffchen heran, daß 

 die Platincjuaste es umfaßt. Hierauf verschließt man wieder sofort das Ver- 

 brennungsrohr und indem man das Endröhrchen des Kalirohres mit zwei 

 Fingern der linken Hand, die sich dabei auf den Gasometer stützt, faßt und 

 mit der rechten Hand das über dem rechtwinkebg umgebogenen Röhrchen des 

 Gasometers befindliche Schlauchstück in schraubenförmigen Touren zur Hälfte 

 darüberschiebt, bewirkt man die Verbindung des Kalirohres (k) mit dem Iimen- 

 raum des Gasometers. Hierauf nimmt man die unerläßliche Prüfung auf 

 Dichtigkeit des ganzen Systemes vor. Zu diesem Zweck öffnet man zuerst 

 den oberen Hahn des Gasometers vollkommen und hierauf den unteren so weit, 

 daß eine Niveaudifferenz von zirka 5 ci)i entsteht, worauf man den unteren 

 Hahn wieder schließt. Diese Druckdifferenz muß nun mindestens eine Minute 

 lang vollkommen ungeändert bestehen bleiben, widrigenfalls die Llndichtig- 

 keit behoben werden muß. In der Regel ist es das kurze Schlauchstück 

 zwischen Schnabel und CaClg-Rohr, seltener der hintere Verschluß des 

 Verbrennungsrohres; oft können diese Mängel lediglich durch neuerliches 



