1330 F"tz Pregl. 



kommen hinreicht, so kann man sicher sein, daß aller Sauerstoff aus den 

 Absorptionsapparaten entfernt ist. Sie können dann abgenommen und mit 

 den Kautschukverschliissen versehen zur Wage gebracht werden. Mitunter 

 kommt es vor, daß infolge zu hoher Erhitzung des Kautschuks etwas da- 

 von am Ansatzröhrchen des Chlorcalciumrohres haften bleibt. Durch feuchtes 

 Abwischen ist diese Verunreinigung leicht zu entfernen, solange die Stelle 

 noch warm ist. An der Wage werden die Apparate auf einer Glasplatte 

 in frisch befeuchtete Flanellstücke eingerollt und 3 Minuten darin liegen 

 gelassen, wobei man dafür Sorge trägt, daß die Kautschukverschlüsse mit 

 feuchtem Flanell nicht in Berührung kommen. 



Nach dieser Zeit werden beide trocken abgewischt und auf das Draht- 

 gestelle neben der Wage gebracht, wo wenigstens das Kalirohr 15 bis 

 20 Minuten liegen bleibt, während das Chlorcalciumrohr bald nach dem 

 Abwischen gewogen werden kann. Für die Wägung des Kalirohres beachte 

 man das auf S. 1322 Gesagte. Es wird übrigens von der Umsicht und Übung 

 des Experimentators abhängen, für jede Jahreszeit die einfachsten und 

 günstigsten Bedingungen rasch ausfindig zu machen und anzuwenden, um 

 das gesuchte Gewicht des Kalirohres und damit den richtigen Kohlenstoff- 

 wert in kürzester Zeit zu gewinnen. Der sicherste, wenn auch nicht der 

 kürzeste Weg wird aber immer der sein, das tadellos verschlossene Kali- 

 rohr entsprechend lang bei der Wage liegen zu lassen und, ohne es zu 

 erwärmen, auf die Wage zu legen und einige Minuten später zu wägen. 



Nach dem geschilderten Verfahren braucht man zur Verbrennung von 

 zirka 10 mg Substanz 8 — 10, höchstens 15 Minuten, und wenn wir je nach 

 der zugeleiteten Sauerstoff menge für die zweite Verbrennung und die dar- 

 auf folgende Durchleitung von Luft 10 — 15 Minuten veranschlagen, so be- 

 nötigt man vom Hinstellen des Brenners unter den Diffusionsstöpsel bis 

 zur Abnahme der Absorptionsapparate 20, höchstens 25 Minuten, so daß 

 wir im ganzen von Beginn an bis zur schließlichen Berechnung der Ana- 

 lyse 50 Minuten zu veranschlagen hätten. Wenn wir bedenken, daß davon 

 rund 20 Minuten auf den Temperaturausgleich der Absorptionsapparate 

 entfallen, so ist es leicht einzusehen, daß man bei Verwendung einer ein- 

 zigen Verbrennungsstelle und zweier Paare von Absorptionsapparaten eine 

 erkleckliche Anzahl von Analysen in einigen Stunden zu bewältigen im- 

 stande ist. 



Aus den Erfahrungen, die bei vielen Hunderten solcher C-H-Bestim- 

 mungen gemacht wurden, ließen sich nachstehende Gesetzmäßigkeiten ab- 

 leiten : 



a) Der Einfluß der Substanzmenge auf den Erfolg der Analyse ist 

 unmerkhch, d. h. es ist ziemlich gleichgültig, ob wir 7, 10 oder Vi^mg ver- 

 wenden; wohl aber hängt dieser Erfolg von dem Zusammentreffen einer 

 größeren Anzahl von Bedingungen ab, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen, 

 wenn die Analyse stimmen soll. 



h) Trifft eine einzige dieser erforderlichen Bedingungen nicht zu, so 

 muß sich dieses sofort in einem fehlerhaften Piesultat kundgeben ; man fin- 



