1836 



Flitz Pregl. 



Fig. 2S0. 



3! 



5 



Um daher das wahre N-Vo- 

 lumen aus dem abgelesenen zu finden, 

 subtrahiert man davon den 10. Teil, 

 z. B : 



abgelesen . . . 

 der zehnte Teil . 



wahres N-Volumen 



0-76 cm3 

 0-076 ,. 



0-684 fm3 



und entsprechend der mathematischen 

 Gepflogenheit bei Zahlenangaben nur 

 die letzte Stelle unsicher zu lassen, 

 wird das wahre X-Yolumen mit drei 

 Dezimalen angegeben und in Rechnung 

 gesetzt. 



Die besprochene Korrektur, wel- 

 che auch durch die Adhäsion der 

 50%igen Kalilause an der Glasober- 



Mn- Mikroazometer. B Kalibirne. 



fläche begründet ist, ist demnach bei dem Apparat eine Funktion der 

 Mantelfläche jenes Zylinders, den das Gas in der Röhre einnimmt. Man 

 sollte demnach meinen, daß bei Apparaten mit etwas anderem Kaliber auch 



