Die quantitative Mikroelemeiitaraualysc organischer Sulistauzen. iJiviT 



diese Korrektur eine andere sein müsse. Die nKitheinatiscIie Ik'ri'cliniiny 

 hat aber erj^ehen, dali die Mantelflächen zweier /vlinder mit je 1 rmi 

 Inhalt und einer Liin«ie von eininal ;'>7 umi und d;is andere Mal von 4;) mtu 

 nahezu die lileiche Korrektui' hedinticn. ' ) Ich halte auch ( ielcLM-idieit '^v- 

 habt, mehrere Mikroazotoiueter verschiedenen Kalibers auf das genaueste, 

 durch Ausführuni«' einer größeren Anzahl von Leuzinanalysen zu prüfen, 

 und konnte überall bestätigt finden, daß die Subtraktion des 10. Teils 

 vom ab<^elesencn Volumen das wahre N-\olumen ergeben hat. 



Für den (iebrauch richte man sich das vollkommen rein gewaschene 

 und mit Chromsäure-Schwefelsäuregemisch sorgfältig gereinigte, mit Was.-^er 

 und Alkohol ausgespülte und an der Pumpe getrocknete Mikroazotometer 

 folgendermaßen her: An die horizontalgerichtete, etwas hillier gelegene 

 kurze Tubulatur wird ein langer, gut ausgewaschener und nachher durch 

 Ausschwenken getrockneter langer Kautschukschlauch angesteckt, an des.sen 

 freiem P^nde die Glasbirne für die Kalilauge befestigt wird. Diese besitzt 

 außer einer seitlichen Tubulatur noch zwei Auftreibungen, wodurch sie 

 jederzeit auf den Tisch gelegt werden kann, ohne zu rollen. I)er Hahn des 

 Mikroazotometers wird mit einer Spur \aselin gefettet. Sogenanntes l'umpeii- 

 fett ist unbrauchbar, denn es erteilt nach kurzer Verwendung der Kali- 

 lauge wieder die Fähigkeit, Schaum zu bilden. Nun füllt man von der iJirne 

 aus so viel Quecksilber ein und lasse es durch zweckentspi-echendes Heben 

 in das Mikroazotometer hineingleiten, daß es bei \ertikalstellung des 

 Apparates bis knapp unter die horizontale Tubulatni- mit !<einem 

 Niveau reicht. Nun füllt man die öO^oige Kalilauge ebenfalls von der 

 Birne aus portionenweise ein, bis man so viel davon eingebracht hat. dal» 

 das Niveau der Kalilauge bei offenem Hahn des Apparates nnd hoch- 

 gehaltener Birne einerseits bis in den Ti'ichter des Apparates und audrer- 



') Die Berechnung ergibt folgende Werte : 



h in mm 37 40 43 



r „ ,, 2-933 2S21 2 721 



2r „ „ 5-866 :v642 .') 442 



M = 2r-hinw//«= 681-87 70i)-U) 73rvl6 



Korrektur K 0-U%]7 (l 1(»0(» (rl{)3G'.t 



Faktor f = (l—K) 0-i)O383 0-9(X)U ÜS%3I 



Dem abgelesenen Gasvolumen von roüfwr' 

 cntspriclit demnach ein wahres X-Vo- 

 lumen von 0-90383 a;/' 9000 r/«^ U-8%31 rw^" 



Ein Körper mit dem wahren Gehalte von 

 9007o ^" ^^'ii'd in den drei Apparaten fol- 

 gende Werte ergeben 9-04«/o 9-00'';o «96»o. 



Man sieht also, daß die Differenz dieser ^^■erte für den praktischen ('hcniiker t'leich 

 Null gesetzt werden muß. t)berdies ist es gegenwärtig der Firma Eifir in (iniz ge- 

 lungen, die Apparate so zu konstruieren, daß alle Instrumente das Volumen von 1 r»i' 

 in einer Länge der Meßröhre von nahezu genau 40 »im fassen, wodurch der vorher er- 

 wähnte günstigste Fall praktisch erreicht ist. 



