KupillaraiKilyst'. 1 ;-if)<) 



läßt, SO werden dieselben anßerordentlich ^deichniiUiij,'. und d;i der Tropfen 

 einer Flüssigkeit ein Maß ihrer OberfliicJK'nspannnng ist, so kann man mit 

 Hilfe eines geeigneten Tropf apparates diese Konstante mit großer (icnauig- 

 keit bestimmen (vgl. auch Kohlmusch, Prakt. Pliys,). 



Die Tropfenvolnmina zweier Flüssigkeiten verhalten >icli din-kt wie 

 die Steighöhen im kapillaren Kohre. AVälilt man als Xoiniainiivsiirkeit das 

 Wasser, so kann man. da dessen Konstanten der Oberfliicheiispaiinmig ge- 

 nau bekannt sind, leicht aus dem Tropfenvolumen die Oberflärhenspannung 

 auch im absoluten Maße bestimmen. 



Bei dem als Stalagmometer bezeichneten einfaclieii Tropfapparate 

 bestimmt man nun nicht das Tropfenvolumen, sondern die re/i|)roke (iröße. 

 d. i. die Anzahl der in einem bestimmten Volunn'ii enthaltenen Tntpfen, 

 1. für die betreffende Flüssigkeit, 2. für Wasser. l)as Verhidtni^ dieser 

 Tropfenzahlen steht demgemäß im umgekehrten \erhältnis zu den 

 relativen Steighöhen im kapillaren Rohre. Fig. 298. 



Der Apparat besteht im wesentlichen aus einer durch zwei 

 Marken a und b abgegrenzten Kugel, einer Kapillarröhre c, welche 

 das Abtropfen verlangsamt, sowie einer sorgfältig abgeschliffenen 

 Abtropffläche d. Oberhalb und unterhalb der beiden Hauptmarken a 

 und b befindet sich noch eine kleine Skala, welche Kruchteile eines 

 Tropfens abzulesen gestattet. 



Bei Benutzung des Apparates sorgt man vor allem für völlige 

 Reinheit der Abtropffläche. Dieselbe wird nie mit dem Finger be- (^^ 

 rührt und von Zeit zu Zeit mit einem heißen Gemisch von Kalium- 

 bichroraat und konzentrierter Schwefelsäure oder auch bei l'nter- 

 suchung eiweißhaltiger Flüssigkeiten mittelst Kahlauge und nach- 

 her Säure gereinigt. 



Die Flüssigkeit wird alsdann am l)esten mit Hilfe der Üa 

 Wasserstrahlpumpe oder auch mit Hilfe eines (iummiballs ange- 

 sogen, und man zählt nun nach Feststellung der Temperatur die Zahl der 

 Tropfen für die betreffende Flüssigkeit, nachdem znnäch>t der .\pparat bei 

 derselben Temperatur für Wasser geeicht worden ist. 



Man achtet darauf, daß sich allerhöchstens 20 Tropfen in der Minute 

 loslösen: ist der Abfluß schneller, so kann man allenfalls durch Auflegen 

 des Fingers eine Verlangsamung des Abtropfens herbeifühivn. Richtiger 

 ist es aber in diesem Falle, ein anderes Stalagmometer zu verwenden, und 

 werden aus diesem Grunde verschieden schnell tropfende Stalagmonu'ter 

 in einem Satze zu o Stück von der Firma C. Gerhardt in Bonn geliefert. 

 Die grade Form HI läßt ein schnelleres Abtropfen zu wie die beiden an- 

 deren Formen I und H und dient zur Untersuchung zäher Flüssigkeiten. 

 J)ie Formen I und II unterscheiden sich nur durch die verschiedene (Jröüe 

 des kugelförmigen \'olumens. 



Erschütterungen iin Zimmer, welche ein zu schnelles Poslösen des 

 Tropfens hervorrufen können, sind zu vcrmeitlen. ebenso achte man stets 

 darauf, daß die Abtropffläche völlig vom Tropfen benetzt wird, und dal'i 



