Kapillaraiialyse. 



i:;e;i 



Fig. 29g. 



durch den vomickeiiden Zeiger im ncwiiiischten Auj^^Mihlickc ein Stroin- 

 schlul.'. lierbeifieführt wird, wcIcIkt ein Kliii-ielwcik in Tiitifrkeit setzt, da- 

 mit der Beobachter vor .Sciiliii; des Versuches um Ap|):irate erscheint. 



Ein Ilnterhrechei- an (h'r AiiCiciiseitc des Verscliliir)kastens des Appa- 

 rates ermöglicht es. den Strom im fiej-ehciicn >[om<-iit. nachdem man di<' 

 Bruchteile des ersten Tropfens ahf^c- 

 lesen hat. einzuschalten und vor dem 

 letzten Tropfen wieder auszuschalten. 



Der .\pparat führt zu liuten 

 Ergebnissen, wenn man Sor^e trägt, 

 daß der auffallende Tropfen aus der 

 richtiiien Höhe möiilichst auf die 

 Mitte der Zelluloidplatte herabfällt, 

 und wenn man ferner die C^)uecksilber- 

 menge, welche den Kontakt herbei- 

 führt, so abmilit, oder den Kontakt- 

 stift so einschraubt, daß jeder fallen- 

 der Tropfen nur einmal und nicht 

 etwa zweimal den Kontakt herbei- 

 führt. Bei geringer Cbung- wird man in bezug auf die ?:iii^tellung leicht 

 die nötige Sicherheit erlangen. 



Das Viskostagonometer. 



Das Viskostagonometer (C. Gerhardt in Bonn) dient zur P>estimmung 

 der Konstante der Oberflächenspannung und derjenigen der inneren 

 Reibung. 



In bezug auf die Konstante der Oberflächenspannung ist 

 dieser Apparat dem Stalagmometer namentUch dann vorzuziehen, 

 wenn nur sehr kleine Hüssigkeitsmengen zur Verfügung stehen: 

 denn man kann mit Hilfe des Viskostagonometers die olierflächeii- 



Fig. 800. 



Spannung und auch die innere Reibung noch sehr genau lie- 



stimmen, wenn man auch nur zwei bis drei Tropfen etwa eines 

 Serums zur Verfügung hat. Die Genauigkeit der Bestimmung ist 

 ebenso groß wie diejenige mit Hilfe des Stalagmometers und eine 

 Bestimmung jeder der beiden Konstanten dauert nur H 4 Mi- 

 nuten. 



Das Viskostagonometer besteht im wesentlichen aus einer 

 geteilten Skalenröhre «, welche unten in eine engere Kapillar- 

 röhre h ausläuft, die wiederum in der Abtropffläche <■ endigt. 



Mit Hilfe der Pumpe wird der Apparat gefülli und mau 

 bestimmt hier direkt die Zahl 

 mehreren Tropfen, 1. der Flu 



Dieses Veihältnis ist direkt proportmnal dem Nerliältnis der ^* — 

 kapillaren Steighöhen. Damit man beim Herabfallen des ersten Tropfens 

 gleichzeitig den fallenden Tropfen beobachten und den entsprechenden 



Abderhalden, Handbuch der biochemisrhon Arboitsmetbodcu. V. g(J 



-Ä 



S 



SO 



tlllVt «IVI J.\.IJ tmi IKK ^\ IMIH IIIIM lllllU 



1 der Skalenstriche, welche einem oder L 



issigkeit, -J. des Wassers entsprechen, j 



proportional dem Verhältnis der ** 



