22 



R. Kempf. 



fahl diese Methode z. h. beim Jodinethyl. Fine sterilisierbare Tropf- 

 flasche M mit luftdichtem, steril l)leil)eiidem \'erschlul.i zeigt Fig. 29. 



Zum Abmessen kleiner Mengen Fluljsäure hat Ä. Giviggner-) ein 

 Tropffläschchen aus Hartgummi angegeben (Fig. oO) ; nach Lüften der 

 Verschlußkappen kaini man durch Neigen des Fläschchens aus dem seit- 

 lichen Stutzen mit kai)illarer IJohrung die Flußsäure tropfenweise entnehmen. 



Als Tropfflasche im groi'ien kann man die Spritzflasche ansehen, 

 die für destilliertes Wasser, für Alkohol und für Äther gebraucht wird. 

 Es empfiehlt sich durchaus — auch für Wasser . Spritzflaschen mit ein- 

 geschliffenem Stopfen (Fig. iU) zu benutzen, um die Verunreinigung des 

 Flascheninhaltes durch stets etwas abbröckelnden (Uimmi oder Kork zu 

 vermeiden. Für heißes Wasser wii-d der Kolbenhals mit Korbgeflecht als 

 Isoliermittel gegen die Wärme umgeben; zwei größere Korkstücke — 

 mittelst Draht am Kolbenhalse befestigt — tun dieselben Dienste. Eine 



Fig. 28. 



Fig. 29. 



Fig. 30. 



sehr be([ueme Spritzflasche, die durch Drücken eines den Hals umgebenden 

 Gummiballs in Tätigkeit gesetzt wird, stellt Fig. 82 dar. 



Zum Abmessen eines einzigen bestimmten Flüssigkeitsquantums 

 dienen Vollpipetten und Meßkolben, zum Abmessen jeder beliebigen 

 Flüssigkeitsmenge — innerhalb der Grenzen, die durch den \'oluminhalt 

 des Gefäßes gegeben sind, — dienen für gröbere Zwecke Meßzylinder, 

 für feinere MeCipipetten und Büretten. 



Die üblichen Vollpipetten haben einen Kauminhalt von 1 — 200 cm ^ 

 und besitzen zweckmäßig eine kleine kugelartige Erweiterung ül)er der 

 Marke, um zu verhindern, daß Hüssigkeit beim Einziehen in den Mund 

 gelangt. 



') F. Ü. 0. (iortze, Sterilisierbare Tropfflasche mit luftdichtem Verschluß ohne 

 Rillen. Pharm. Zentralhalle. Bd. 47. S. 465 (1906) ; vgl. Chem. Zentralbl. 1906. II. S. 81. 

 2) Flußsäuretropffläschchen. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 671 (1905). 



