Allgemeine chemische Laboratoriiimstechnik. 



23 



Damit beim Pipettieren heißer gesättigter Scalzlösungen keine Kristal- 

 lisation in der Pipette eintritt, wurden doppelwandige Pipetten konstruiert 

 (Fig. 33), deren Zwisclienwanduiig nach Art der Weinho/di^chcn Gefäße 

 evakuiert ist, wodurch eine rasche Abkühlung durch Wärmestrahlung ver- 

 hindert wird.i) 



Auch bei ^lelikolben schlug Bütz eine kugclartige Erweiterung iii)er 

 der Marke vor, damit in den Fällen, in denen eine gewisse Menge Sub- 

 stanz zu einem bestimmten \'olum gelöst werden soll, das Mischen zu einer 

 homogenen Flüssigkeit erleichtert wird. 



Beim Gebrauch von zylindrischen Glasmensuren (Fig. 34) ist zu 

 beachten, daß die prozentische Genauigkeit der Ablesung um so größer 

 ist, je mehr der Rauminhalt des Zyhnders von der Flüssigkeit ausgefüllt 

 wird; daraus folgt die Regel, den MeßzyUnder so klein zu wählen, daß ihn 



A 



V 



Fig. 31. 



Fig. 32. 



FiR. 33. 



Fig. 34. 



die betreffende abzumessende Flüssigkeitsmenge mögUchst hoch füllt. 

 Mensuren von konischer Form dagegen (Fig. 35) gestatten bei jeder 

 behellig hohen Füllung eine ungefähr gleich große prozentische Genauig- 

 keit der Ablesung, weil die Teilstriche im unteren Teil des Gefäßes viel 

 weiter auseinander stehen als oben. 



^leßpipetten pflegen ebenso wie die Büretten, die ja nur größere, 

 mit Hahn versehene und in einem Stativ eingeklammerte Meßpipetteu 

 vorstellen, in 1/5 oder ^j^^cm^ eingeteilt zu sein; Meßpipetten für l cm^ 

 Inhalt dagegen in Vjoo c*^^- Brei Tropfen einer wässerigen Hüssigkeit 

 entsprechen an den gewöhnlichen Büretten etwa 0*1 cm'^. 



Die ^likropipette nach 6'. Gabritschewski/^} ist für Flüssigkeitsmengen 

 von 1 cni^ und OT cm^ als Vollpipette graduiert, d. h. besitzt für diese 



') Doppehvandige Pipette nach Iintfiivr. Chem.-Ztg. Bd. 32. S. 805 (1908). 



-) Zur Technik der baktcriologischeuUutersuchungeii: Graduierte Kapillarpi petto zum 

 Abmessen sehr kleiner Flüssigkoitsmengen. Zentralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenkiinde. 

 Bd. 10. S. 248 (1891); vgl. auch ''/. (iabrift^cheirsl-n, Ein Beitrag zur Frage der Immunität 

 und Heilung von Infektionskrankheiten. Ebenda. Bd. 10. S. 1.51 (1891). wo die Pipette 

 zur Zählung von Milzbrandbazillen in Bouillonkultureu diente. 



