Allcremciiie chemische Laboratoriumstechnik. 



25 



kleinert, so daß entweder eine Saug- oder eine Druckwirknni^- auf die zu pipet- 

 tierende Flüssigkeit ausgeübt wird. Da also das Saugen mit dem Munde und 

 der (iebrauch des Fingers als ripettenahschlul^ fortfällt, ist nicht nur ein sehr 

 präzises Einstellen des Meniskus möglieh, sondern aueh das Arl)eiten mit dem 

 Instrument sauber und hygienisch einwandfrei: beim Pipettieren stark ätzen- 

 der, giftiger und infektiöser Flüssigkeiten ist jede Gefahr ausgeschlossen, 

 und andrerseits können sterilisierte Flüssigkeiten nicht durch Speichel 

 verunreinigt werden. Am Kopf des Instrumentes befindet sich ein Luft- 

 kanal, der sich mit einer Stellschraube beliebig öffnen oder schlielien läßt, 

 so daß man die eingesaugte Flüssigkeit automatisch mit regulierbarer 

 Geschwindigkeit heraustropfen lassen kann; die zudringende Luft passiert 

 ein in der AletaUkapsel eingeschlossenes Wattefilter. An der Stelle, wo sich 

 die Gummiverbindung befindet, ist das Meßgerät leicht auseinanderzunehmen, 

 mithin die Auswechslung der eigentlichen Pipette gegen eine 

 beliebige andere und ihre Reinigung ohne i\Iühe möglich. 



Ähnliche ,, Sicherheitspipetten ^- haben Strohschein, Max 

 Wolff^)^ Gaffky und Wassermann u. A. konstruiert. 



Eine Meßpipette mit automatischer XuUpunktseinstel- 

 lung zeigt Fig. 87. 



^¥^ 





l'"ig. 40. 



;q 



30 



:E~|M 



Auch Büretten lassen sich mit dieser x\pparatur ein- 

 richten. Eine andere bewährte Nullpunktseinstellung für Büretten 



ist in Fig. 38 dargestellt. Das 



Ansatzrohr rechts unten an der 

 Bürette wird durch einen mittelst 

 Quetschhahn verschließbaren 

 (Tummischlauch mit der \'orrats- 

 flasche verbunden, aus der die 

 Titerflüssigkeit durch einen He- 

 ber in die Bürette fließt; ist 

 diese bis zum Nullpunkt gefüllt, 

 so läuft etwa noch nachkom- 

 mende Flüssigkeit über und 

 durch den seitlichen Ansatz 

 (rechts oben an der Bürette) 

 ab. Zwar nicht eine seli)sttätige 

 Nullpunktseinstellung, wohl aber 

 eine praktische Verbindung mit 

 der Vorratsflasche und eine ein- 

 fache, bequeme Handhabung bietet die Bürette nach W. Flemming ~) (Fig. o9). 



Eine sehr genaue und mühelose Ablesung des Meniskus erlauben 

 Büretten, die auf den Vorschlag von Schellbach mit weißbelegter Rückwand 



50 



60 



80 



IUI 



Fig. 4-: 



^) Eine einfache und dauerhafte Saugpipette zum Gebrauch bei mikroskopischen 

 Arbcitoü. Zontralbl. f. BakterioL, Parasitenkunde und InfektinnskrankhcitiMi. Bd. 46. T 

 S. 648 (1908). 



^) Zweiweghahnbürette. Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 818 (1904). 



