26 R. Kempf. 



und schmalpm, dunkel p-ofärbtein Eniailstreifen versehen sind; der ^leniskus 

 hat dann die Form zweier, mit der Spitze aufeinander stehender Kegel 

 (Fig. 40). 



Neuerdings werden Büretten und die Saugröhren von Pipetten auch 

 mit ovalem Querschnitt angefertigt M (Fig. 41); der Vorteil dieser Form liegt 

 darin, daß die Hüssigkeitcn einen viel steileren Meniskus bilden, der eine 

 schärfere Ablesung gestattet; außerdem sind die Teilstriche gerade Linien, 

 nicht Halbkreise, und liegen nebst den Ziffern in einer Ebene. 



Schließlich soll aber nicht unerwähnt bleiben, daß die alte il/oArsche 

 Quetschhahnbürette, wie sie Fig. 42 zeigt, allen Anforderungen des prakti- 

 schen (iebrauclis durchaus gerecht wird und sich wegen ihrer relativen 

 Billigkeit und Einfachheit überall da empfiehlt, wo Titrierungen nicht gerade 

 täglich vorgenommen werden müssen. 



Die Ileinigung von gläsernen Meßgeräten geschieht am besten mit 

 einer ^lischung von roher englischer Schwefelsäure und Kalium- oder 

 Natriundnchromat und durch sorgiältiges Nachspülen mit gewöhnlichem, dann 

 mit destilliertem Wasser. Man trocknet am raschesten, wenn man einen 

 Luftstrom durch das Gerät saugt und gleichzeitig — mit einer Bunsen- 

 flamme vorsichtig fächelnd schwach erwärmt; die durchstreichende — 

 gewöhnlich nicht durch Reinheit ausgezeichnete - Laboratoriumsluft 

 filtriert man durch ein Stückchen Filtrierpapier, das man sich an der 

 Eintrittsstelle der Luft ansaugen läßt. Trocknen mit Alkohol und Äther ist 

 weniger zu empfehlen, weil diese Flüssigkeiten häufig eine dünne Fetthaut 

 hinterlassen. 



Praktisch sehr wertvolle Vorschriften über Herstellung, Behandlungs- 

 weise und Eichung chemischer Meßgeräte stellt von Zeit zu Zeit die 

 Kaiserl. Normal-Eichungskommission ^j auf. Die vielen praktischen Fragen 

 und Streitpunkte, die beim genaueren maßanalytischen Arbeiten auftauchen: 

 oi) ein Meßgefäß auf Einguß oder Ausguß geeicht ist, auf w-elche Tempe- 

 ratur sich das angegebene Volum bezieht, wie lange auf das Abtropfen 

 zu warten ist usw., finden hier ihre Erledigung, indem nach wissenschaft- 

 hchen Grundsätzen eine einheitliche konventionelle Regelung der Materie 

 herbeigeführt wird. 



^o"- 



Viertes KapiteL 



Mischen. 



L Allgemeines. 



Reagieren Substanzen sehr heftig — vielleicht explosiv — mit- 

 einander, so ist es nicht nötig, für eine möglichst innige Berührung der 



'l F. Fischer und liöirer, Flache Meßgeräte. Zeitschr. f. ehem. Apparatonkande. 

 Bd.l. S. 45 (1905); vgl. Chem. Zentralbl. 1906. I. S. 725. 



^) Eichvorschiiftcii für chemische und physikalische Meßgeräte. Verlag von Jul. 

 Springer. Berlin. 



i 



