Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik 



31 



würden sich sclioii in f) Stunden wenig-stens zirka 1000 Z Wasser in den 

 Raum ergießen. 



Von anderen Antriebsvorrichtungen sind noch die durch f>derkraft 

 betriebenen zu erwähnen, wie sie z. B. zum Rühren in Apparaten für (ie- 

 frierpunktsbestimmung zur Verwendung kommen, und die (ras- und Iloiizin- 

 motore, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. 



III. Rühren. 



Den einfaclis ten Rülirer erhält man, wenn man einen Glasstab auf 

 dem einen Ende mehrere Zentimeter lang flach preßt und das flache Stück 

 so umbiegt, daß es — beim Rotieren des Glasstabes um seine Achse — 

 in einer Ebene senkrecht zu seiner breiten Fläche rotiert: auf dem 



m 





Fig. 50. 



Fig. .51, 



Fig. 52. 



Fig. 53. 



anderen Ende des Glasstabes befestigt man mittelst eines Stopfens oder 

 eines Keils eine hölzerne Schnurrolle, um die eine zum Motor führende 

 Gummischnur gelegt wird; als Lager dient ein Stück Glasrohr, das in 

 einem Stativ eingeklammert wird. 



Wirksamer ist der Rührer nach L. Gattermann (Fig. 50). Einen ähn- 

 lichen Rührer. nach L. Mamlock^). direkt mit einer Wasserturbine 

 gekuppelt, zeigt Fig. öl. Durch die Konstruktion von J. Picraerts-) 

 (Fig. 52) erfuhr der Rührer, der in der Brauerei beim Arbeiten im Maisch- 

 bottich angewendet wird, eine Nachbildung im Kleinen. Besonders für hohe, 

 sehmale Gefäße eignet sich der Spiral- oder Schraubeni-ührer nach Mei/er- 

 hqfer (Fig. 53). Um in enghalsigen Gefäßen einen Bldirer einführen zu 



1) Turbine mit diroktor Rührvorrichtung. Chem.-Ztg. Bd. 26. S. 985 (1902). 



2) Ein neuer Rührer. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 671 (1905). 



