36 



R. Kempf. 



Sauerstoff der Luft ciiiptiiKllicli si\u\. in ciiicin indifferenten Gasstrom zu 

 rühren. Die Röhren h und a dienen /um Kin- und Al)leiten des Gases, die 

 Tropftriehter c und d /um Kintragen der reagierenden Stoffe. 



IV. Schütteln. 



Eine bewährte Scliüttelvorrichtung, die auch für Dauerversuche gut 

 geeignet ist, da sie nur geringer Wartung bedarf, zeigt Fig. 64: ein Heiß- 

 hiftniotor von etwa V20 PS- treibt einen eisernen, auf Schienen laufenden 

 Karren rasch hin und her: auf diesem wird entweder das zu schüttehide 

 Gefäß, in ein Tuch gehüllt, direkt — am besten mittelst Riemen — fest- 

 gebunden, oder es wird ein mit Abteilungen versehener Holzkasten auf 



das eiserne rntergestell ge- 

 setzt und die Schüttelgefäße 

 mittelst Korken und Stell- 

 iW^^^^^^^^^^ schrauben festgeklemmt. 1) 



Eine einfachere Schüttel- 

 maschine für Hand- oder Tur- 

 binenbetrieb zeiii't Y'vz. 65. 



Fig. 64. 



Fig. 65. 



Um während des Schütteins den Reaktionsraum kühlen oder heizen 

 zu können, setzt man einen verschließbaren Blechkasten, über dessen Roden 

 mehrere Rohrstutzen eingelötet sind, auf die Schüttelmaschine und be- 

 schickt ihn außer mit dem Reaktionsgefäß mit feingestoßenem Eis oder 

 leitet durch einen der Rohrstutzen Wasserdampf hinein; der andere Rohr- 

 stutzen dient zur Ableitung des Schmelz- bzw. Kondenswassers oder des 

 Dampfes. 



Karsten hat eine Schüttelvorrichtung vorgeschlagen, die l)ei beliebigen 

 Temperaturen zu schütteln gestattet (Fig. 66). Sie besteht aus einem doppel- 

 wandigen Kupferkasten, der in Zapfen drehbar gelagert ist und mittelst 

 eines Heißluftmotors in schaukelnde Bewegung gesetzt werden kann. Den 

 Raum zwischen den lieiden Wandungen des Kastens, in dessen Innenraum 

 mittelst eines Gestells die Schüttelgefäße befestigt werden, nimmt das 



1) E. Sauer, Über ein neues Scbüttel- und Rührwerk. Ebenda. Bd. 28. S. 559 (1895). 



