Allgemeine chemische Lahoratoriumstechnik. 



45 



P'ür die beciucme Zerkleinerung von Eis sind zwei Eismühlen sehr 

 zweckniär)it>-, von denen die eine (Fig. 77) das Material zu walnuügrolien 

 Stücken, die andere (Fig. 78) dann diese letzteren zu eiuein gleiehmäßig 

 körnigen (remisch von Erbsengrölie zerschlägt. Zur (iewiiinung von Eis- 

 mehl dient die Eismühle nach C. Schwalbe^) (Fig. 7*.»), die in 7 Minuten 

 1 kg Eismehl liefert. 



Noch häufiger als Eis dient einfach kaltes Wasser als Kühlmittel, 

 das infolge seiner großen spezifischen Wärme ebenfalls besonders gut dazu 

 geeignet ist. 



Will man mit Wasser von anderer Temperatur kühlen, als es jeweils 

 zur Yerfüüung steht, so kann man es durch eine Schlange aus dünn- 



Fig. 77. 



Fig. 78. 



wandigem Kupferrohr fheßen lassen, die in Eis bzw. in einem passend 

 erwärmten Wasserbade steht (vgl. Fig. 68, S. 38). Auf diese Weise läßt 

 sich fließendes Wasser von jeder behebigen Temperatur zwischen 0<> 

 und 100" zu Kühl- oder Heizzwecken bequem erhalten; mit Hilfe eines 

 eingeschalteten T-Kohres mit Thermometer oder des früher beschriebenen 

 Verbindungsstückes für (Tummischläuche (vgl. Fig. 6, S. 11) kann man die 

 Temperatur kontroUieren und auf IJruchteile eines Grades genau einstellen. 

 An dieser Stelle möge die lieschreibung von Warnnvasserappa- 

 raten, die augenbhcklich warmes Wasser erzeugen, eingeschaltet werden. 

 Mittelst des Apparates na.di Kjanies (Fig. 80) erhält man in einer Minute 

 100 — 150 cm^ Wasser von 65 — 68'' bei Anwendung eines gewöhulichen 



*) Neue Laboratoriumsapparate. Clicm.-Ztg., Bd. 2(>. S. 161 (li)ü2) 



