48 



K. Kempf. 



Die fast iinzäliliiiXMi Laboratoniinisgasl)i(Miiirr. die seit Bumen vor- 

 geschlagen Avurdoii, ])enutzen insiiosamt das l'iiuzip des ursprünglichen 

 Bunseniirenners und unterscheiden sich manchmal nicht zum Vorteil — 

 nui- in uchensiiclilichen Dingen von diesem. 



Wichtig für den gewöhnlichen einflamniigen Bunsenbrenner ist das 

 \ orhandensein einer ..Sparflamme" und ferner eines kurzen konischen 

 Schornsteins aus pjsenhleclu den man auf einem dreiai'migen Halter auf- 

 setzt (Fig. 82), damit die Flamme vor Zugluft geschützt ist und ruhiger 

 brennt. Ferner emjjfiehlt sich ein als langer Hebel ausgebildeter Hahn, 

 der sich mit Leichtigkeit selbst mit dem kleinen Finger regieren läßt. 



Beim Arbeiten mit geringer Flammenhöhe muß gewöhnlich auch die 

 Luft Zuführung durch ^'erkleinern der Zuglöcher mittelst der am Fub des 

 Brenners befindlichen Hülse verringert werden, da sonst die Flamme leicht 

 unter Entwicklung eines an Acetylen erinnernden Geruchs ..durchschlägt'". 

 Man vermeidet dies auf einfache Weise auch dadurch, daß man die 



AtlZ:^ 



Fig. 83. 



Fig. 84. 



Brennermündung mit einem kleinen Drahtnetz bedeckt, das nach Art der 

 />«i-^schen Sicherheitslampen wirkt. 



Die Verringerung der Luftzufuhr beim Kleinstellen des Gashahnes 

 geschieht automatisch in den von Finkener vorgeschlagenen Brennern 

 (Fig. 8H); das Mischungsverhältnis von Leuchtgas und Luft bleibt bei jeder 

 Stellung des Regulierhahnes das gleiche, so daß die Flamme auch bei 

 niedrigstem Stande nicht zurückschlägt. 



p]ine praktische Ptegulierbarkeit sowohl des Gasstromes wie der Luft- 

 zuführung besitzen die sogenannten TeclubrennerM (Fig. 84). 



Die Gasbrenner nach F. Allihn^) (Fig. 85) tragen auf dem Brenner- 

 rohr ein Drahtgewebe aus Nickeldraht und erzeugen statt der gewöhn- 

 lichen langgestreckten Bunsenflanime eine breite, kurze, in allen Teilen 



') Nie. Teclii, Ein neuer Lal)()ratoriümsbrenner. Joiirn. f. prakt. Chemie. Bd. 45. 

 8.281(1892) und Zeitsclir. f. aualyt. Chemie. Bd. 31, S. 428 (1892); vgl. auch: Zur 

 Kennzeichnung der Fhimnic. Journal f. prakt. Chemie. Bd. 44. S. 246 (1891). 



-) Gashreiuier mit verstellbarem Brennerrnhr zur Erzeugung einer in allen Teilen 

 gleich heißen Flamme. Chem.-Ztg. Bd. 19. S. 426 (1895). 



