Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



51 



eines Trockensch rankes. Bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. wird 

 der Apparat als Dreibrenner benutzt, zum Konstanthalten der Temperatur 

 genügt dann eine Flamme. 



Um immer die gleiche Hahnstellung eines Bunsenbrenners wieder- 

 finden zu können, was besonders beim Erhitzen von Luftbädern auf eine 

 bestimmte Temperatur eine große Vereinfachung bedeutet, hat man auf 

 dem Hahn eine Skala angebracht. Fig. 94 zeigt einen derartigen von 

 Haustorff vorgeschlagenen Bunsenbrenner. Hat man sich einmal die Ma- 

 ximaltemperaturen notiert, die bei den einzelnen Skalenteilen des Hahns 

 ein bestimmtes Luftbad erreicht, so gelingt in allen künftigen Fällen 

 die genaue Einstellung desselben auf eine beliebige Temperatur fast 

 mühelos, besonders wenn die Zimmertemperatur nicht allzu großen 

 Schwankungen unterliegt und der Gasdruck mit Hilfe eines Ptegulators 



gehalten wird. In manchen Laboratorien 



(siehe 



weiter 



unten) 



konstant 



wird ohnehin ein (lasdruckregulator benutzt, der das gesamte im La- 

 boratorium gebrauchte Gas auf einem 

 bestimmten konstanten Druck er- 

 hält. Es empfiehlt sich eine solche 

 Einrichtung in hohem Maße, da alle 



Fig. 95. 



Fig. 96. 



Dauerheizversuche (z. B. in Schießröhren) gleichmäßiger verlaufen und — 

 einmal eingestellt — geringerer Kontrolle bedürfen. 



Zum Erhitzen größerer Gefäße eignen sich am besten die sogenannten 

 Gaskocher, von denen die „Fletscherbrenner'- (Fig. 95) die bekannte- 

 sten sind. 



Ähnlichen Zwecken dienen die ..Heizkränze" i) (Fig. 90). 



Auf die überaus zahlreichen Abarten des Bunsenbrenners, z. I{. die von 

 Griffin, Mäste (sogenannte Iserlohnerbrenner), Muencke, v.Babo u. A. vorge- 

 schlagenen Modifikationen, kann im übrigen hier nicht näher eingegangen 

 werden, ebensowenig auf die analogen Brenner für Spiritus, Petroleum, 

 Benzin, Fett- und Olgas, Gasolin, Acetylen usw. Bewiihrt haben sich 

 unter diesen z. B. die Bartheibrenner. 



Erwähnung verdienen schließlieh an dieser Stelle noch die Brenner- 

 aufsätze. Fig. 97 zeigt einen solchen Aufsatzstutzen, der eine fächer- 

 förmige, Fig. 98 einen solchen, der eine seitlich gerichtete Flamme erzeugt. 

 Die sogenannten Pilz auf Sätze (Fig. 99) dienen dazu, die Flamme über eine 



1) F. Lüdtke, Eine verbesserte Gasheizschlange. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 1033 (1890). 



4* 



