Allgemeine chemische Laboratoriurastechnik. 



;)( 



Noch weit mehr ist dies letztere der Fall bei den nur aus Asbest- 

 pappe bestehenden Heiznnterlacen , die für ]{uiidkoll)en und Abdaiupf- 

 schalen eine schalenförmige Vertiefung hai)en (Fig-. 109). 



Die sogenannten Hitzesammler nach H.ZoJ/na^} bestehen aus 

 einer halbkugehg gepreßten Asbestschale, die unten ein Loch für das 

 Brennerrohr hat und oben ein auswechselbares Drahtnetz trägt (Fig. 110). 

 Durch die Ausnutzung der seitlichen Wärmestrahlung der Flamme und der 

 heißen Yerbrennungsgase wird eine wesenthche Gas- und Zeitersparnis beim 

 Erhitzen erzielt. 



Auf ähnlichem Prinzip beruhen die schon älteren Finkenertürme. 

 die mehrere horizontal übereinander befindliche Drahtnetze bergen 

 (Fia-. 111). 



Fig. 113. 



Fig. 114. 



Fig. 115. 



Zum raschen und trotzdem gefahrlosen Erhitzen von liundkollx'U 

 bewähren sich die Siedebleche nach v. Bahn ausgezeichnet (Fig. 112). 

 Bei dieser Vorrichtung trifft die Flamme nicht direkt den Kolben, sondern 

 umspült ein Eisenblech, das die heißen Flammengase rings an sich vorbei- 

 läßt und durch Wärmestrahlung die Hitze an den Kolben abgibt. 



Auf dem gleichen Prinzip beruhen die schachteiförmigen . seitliche 

 Wärmeverluste hindernden A s 1) e s 1 1 u f t b ä d e r n a c h A. Jinif/IiaJin - ) 

 (Fig. lloj und die Luftbäder nach R. Kenipf (vgl. sechstes Kapitel). 



M Vgl. C.Poidenc, Les nouveaut^s chimiquos poiir 1901, Paris; und Zeitschr. f. 

 angew. Chemie. Bd. 14. S. 61 (1901). 



-) Asbestlüftbad nach Dr. A. Junghahn. Die ehem. Industrie. Bd. 21. S. 451 



(1898). 



