Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



65 



heizten — Zirkulatioiisofen erzeuot wird und in einem Tlöhrensystem im 

 Brutzimmer zirkuliert. Die Temperatur des Heizwassers wird durch einen 

 Thermoregulator derart einreguliert, daß im Innenraum eine absolut kon- 

 stante Temperatur (normal ca. oT") erzeugt wird. Die Wände des l^rut- 

 raums sind innen mit Kupferblech ausgeschlagen und tragen rings ein 

 Eisengestell mit verstellbaren Einlagen, um die Gegenstände bequem auf- 

 stellen zu können. Unter dem Kupferblech befinden sich die Isolierschichten 



Fig. 131. 



aus dem erwähnten ^Material, dann erst kommt die Spundwand bzw. die 

 Heizwand. Der Fußboden erhält am besten Linoleumbelag, und die Be- 

 leuchtung erfolgt durch elektrische Glühlampen. 



2. Thermoregulatoren. 



Um in den oben beschriebenen Luftbädern der gewöhuMchen Art die 

 Temperatur konstant zu halten, auch ohne daß eine siedende Heizflüssig- 

 keit benutzt wird, muß die Heizquelle so eingestellt sein, daß die Wärme- 



Abdüihal den , Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 5 



