66 



R. Kempf. 



zufuhr die Wärmeverluste durch Ausstrahlung gerade im Gleichgewicht 

 hält. Heizt man mit einem r.uns('nl)i-enner, so entsi)richt mithin eine be- 

 stimmte Hahnstellung bei einem bestimmten Lulti)a(le einer bestimmten 

 Temperatur in diesem — vorausgesetzt, daß der Gasdruck und die Außen- 

 temperatur der Zimmerluft immer ziemlich gleich bleiben. Um den ge- 

 wöhnlich je nach dem Gasverbrauch stark schwankenden Gasdruck konstant 

 zu halten, hat man Gasdrnckregulatoren (Fig. i;>2) konstruiert M . und um 

 die betreffende Hahnstellung des Bunsenbrenners stets leicht wiederfinden 

 zu können, wurde der Hahn mit einem Zeiger ver- 

 sehen, der auf einer Skala spielt (vgl. oben S. 50, Fig. 94). ^ 



Bequemer und 

 sicherer ist es. sich 

 zur Koustanthaltung 



Flg. 132. 



Fig. 134. 



Fig. 133. 



Fig. 135. 



der Temperatur eines Luftbades automatischer Norrichtungen, der soge- 

 nannten Thermoregulatoren, zu bedienen. 



Fig. !;]?> zeigt eine gebräuchliche und bewährte Art dieser Apparate. 

 Mit dem unteren Ende z. ll in den Wasserraum eines Brutschrankes ein- 

 gesetzt, gestattet er, die eingestellte Temperatur mit ±0-2'^ Genauigkeit 

 einzuhalten. Das Gas wird oben rechts in die \'orrichtung eingeleitet, durch- 

 fließt die verzweigte Röhre und verläßt aus dem Piohrnnsatz links olien 

 den Apparat, um dann dem Brenner zuzuströmen: der untere Arm der 

 verzweigten Röhre wird durch die steigende oder fallende Quecksill)ersäule 



') Vgl. auch J. F. Smale, der einen ausgezeichneten Gasdruckregulator angab, 

 um die Umdrehungsgeschwindigkeit von Heißluftmotoron konstant zu halten. Wied. 

 Ann. d. Physik u. Chem. [N. F.]' Bd. 57. S. 219 (1896). 



