AUgemeiue chemische Laboratoriumstechnik. 



67 



je nach der Temperatur, die unten im Rade herrscht, mehr oder weniger 

 verschlossen oder geöffnet. Die Einstellung des Quecksilbermeniskus erfolgt 

 mittelst einer Stellschraube (vgl. die Abbildung); da diese leicht undicht wird 

 und dann Quecksilber austreten läßt, hat J. Wetzet neuerdings vorge- 

 schlagen i), das Glasrohr, in welchem die Stellschraube eingekittet ist, 

 senkrecht nach oben umzubiegen. Die erste grobe Regulierung der Flammen- 

 höhe geschieht mit Hilfe des Glashahns im oberen Arm der verzweigten 



V ti 5 u s C( 



Fig. 136. 



Fig. lo7. 



Röhre. Der Hahn muLl auf jeden Fall so weit geöffnet bleiben, daß die 

 Flamme nie ganz erlischt. 



Einen ähnlichen Thermoregulator, bei dem aber die Verschmutzung 

 des Quecksilbers durch das Leuchtgas vermieden wird, schlug A. Stock'") 

 vor (Fig. 134). 



Eine neuere Konstruktion benutzt zur automatischen Iicguherung des 

 Gasstromes einen U-förmig gebogenen Komponsationsstab, der sich je nach 



*) Bisher noch nicht veröffentlicht. 



-) Über einen neuen Thermoregulator . . . Chem.-Ztir. 6(1.25. S. 541 (1901). 



5* 



