68 



R. Kempf. 



der Temperatur mehr oder \veni«er krümmt und durch einen Arm mit 

 einstellbarer Mikrometerschraube ein \'entil in dem (Jaszufuhruniisrolir auto- 

 matisch schlidit oder öffnet. Innerhalb der (Irenzen zwischen 20*' und l^O* 

 läßt sich mit Hilfe eines solchen Meta ll-Tlierinoreiiulators (Fiii'. lo5) 

 die Temperatur konstant auf Vio" ^enau einstellen. 



Schließlich sei auch die elcijante elektrische Wärme-Reg'uliervor- 

 richtuuii- für Thermostaten mitGasheizuni? erwähnt (Fig. 186 u. 1H7). Zum Ge- 

 brauch wird das Thermometer zunächst in einem beliebigen Bade bis auf 

 die gewünschte Temperatur erhitzt und dann wieik'r abgekühlt. Beim Ab- 

 kühlen zerreißt der Faden unmitt('ll)ar oberhalb des einen der zwei elek- 

 trischen Kontakte, die in das (,)uecksilber hineinführen, an einem dort be- 



FifT. 138. 



findlichen Glaswiderstand. Nun ist das Thermometer eingestellt: bei noch- 

 maligem Erwärmen wird genau bei der betreffenden Temperatur der obere 

 und der untere Kontakt durch das Quecksilber verbunden und durch den 

 nun geschlossenen Stromkreis ein Elektromagnet betätigt, der den Gas- 

 zufluß so lange hemmt, bis die Temperatur wieder etwas unter die ge- 

 wünschte gesunken ist. 



Die gleiche Methode der Temperaturregulierung für l'etroleum- 

 heizung zeigt Fig. 188. 



;i. Öfen. 



Zu den Luftl)ädern kann man auch die meisten Arten der im chemi- 

 schen Laboratorium üblichen Öfen rechnen, die daher hier im Zusammen- 

 hang besprochen Averden sollen. 



