Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



73 



€ines~ Bades 20 — 30" höhor sein als die der Flüssigkeit, die zum vollen 

 Sieden erhitzt werden soll. 





Fig. 147. 



Fig. 149. 



Fig. 148. 



Beim Abdampfen leicht entzündlicher Flüssigkeiten in offener Schale 

 empfiehlt es sich, ein Bad zu benutzen, bei dem rings um die Flamme ein 



feinmaschiges Drahtnetz angebracht ist, das 

 ^^^;:^^^--^^:;~,-^-s^ nach dem Prinzip der i>a«;.«/schen Sicher- 



heitslampen wirkt (Fig. 150). 



Damit das Wasserbad nicht ausbrennen 

 kann, läßt man beim Gebrauch durch den 

 seitlichen Rohrstutzen (vgl. die Ablüldung) 

 beständig Wasser zutropfen; ein €berlauf 

 sorgt für konstantes Niveau. 



Fig. 151. 



Die Wasserbäder nach v. Becchi (Fig. löl u. 152) haben den \'orzug, 

 daß sie fast momentan l)etriebsfertig sind: nach dem Anheizen entwickelt 



