AUgenieiue chemische Laboratoriumstechnik. 



8;-i 



3. Schießöfen. 



Einen der am meisten gebrauciiten Schieliöfen liut L, Gattermann 

 angegeben (Fig. 164). 



A. Junghahns i) Sdiießofen (Fig. 165) gestattet, den Inhalt der I)Oml)en- 

 röhren jederzeit durch Zurückziehen in einen mit starken (Jlasfenstern ver- 

 sehenen Schutzkasten zu be- 

 obachten und somit die Re- 

 aktion zu kontrollieren. Es 

 erscheint diese Möglichkeit 

 besonders wertvoll bei syn- 

 thetischen oder präparati- 

 ven Arbeiten, bei denen die 

 Feststellung von Farbenum- 

 schlägen, Löslichkeitsänderun- 

 gen , (jasentwicklungen usw. 



die Beurteilung des Fortgangs 

 der Reaktion wesentlich er- 

 leichtert oder vielmehr erst 

 ermöglicht. 



Der Röhrenofen nach Lothar Meyer (Fig. 166) dient ebenfalls haupt- 

 sächlich präparativen Arbeiten und bewirkt eine besonders gleichmäliige 

 Erwärmuno'. 



Fig. 164. 



^= 



^^(;aM3== 



#1 



Fig. 165. 



Schießöfen, die mit Wasserdampf geheizt werden und mithin zum 

 konstauten Erhitzen von Einschlußröhren auf 100° dienen, sind die soge- 

 nannten Wasserbadkanonen, wie sie von Victor Meyer vorgeschlagen 

 wurden (Fig. 167). Damit diese Bäder nicht ausbrennen, läßt man 



1) Ein neuer kontrollierbarer Schießofen. Chem.-Ztg. Bd. 26. S. 117Ü (1902). 



6* 



