Alliiemeine chemische Laboratoriumsteclinik. 



85 



struiert und gefahrlos, daß ein besonderer Schieliraum dafür durchaus nicht 

 notwendig ist. 



Die Gefahr des Springens der Einschhii)röliren ist bei Benutzung der 

 Schiel'jöfen nach C. LHlmcmn^) (Fig. 161)) auf ein geringes Maß reduziert, in- 

 dem der innere Druck in der Glasröhre durch äußeren Druck im Stahl- 

 rohr kompensiert wird: Mannesmann- 

 Stahlröhren, die auf ()()0 Atmosphären 

 geprüft und mit dicht schließendem, 

 aufschraubbarem Verschlußkopf ver- 

 sehen sind, werden mit ca. 40 — 10 cm^ 

 Benzin, Äther usw. beschickt, die 

 Schießröhren ebenfalls hineingetan, 

 und das Ganze dicht versclilossen auf 

 die gewöhnliche Art im Ofen erhitzt. 

 Beim Erhitzen der Röhren über ;)00" 

 wird an ihrem aus dem Ofen heraus- 

 ragenden Ende ein Kühler aufge- 

 schraubt (vgl. die Abbildung), damit 

 die Dichtung durch fließendes Wasser 

 kalt gehalten werden kann. 



Wo schwer lösHche Körper mit Flüssigkeiten bei höherer Temperatur 

 nur durch andauerndes Schütteln in Reaktion gebracht werden können, 

 oder wo zwei sich miteinander nicht mischende Flüssigkeiten reagieren 

 sollen usw., sind Schießöfen von großem Wert, in denen die Einschluß- 

 röhren in steter Bewegung gehalten werden. 



Fig. 168. 



'^"^^^^^^^ 



Fig. 169. 



Zu diesem Zweck hat Emil Fischer -) einen Schießofen mit 

 Schüttelwerk (Fig. 170) vorgeschlagen, der gestattet, Schießröhren in 



^) Ein Explosionsofcn zur Vorluitiuig des Springens von Einschmelzröhren. Ber. 

 cl. Deutschen Chem. Ges. .Tg. 27. S. 379 (1894). 



-) Apparat zum gleichzeitigen Erliitzen und Bewegen von geschlossenen Glas- 

 röhren. Ber. d. Deiitsclien chem. Ges. Jg. 30. S. 1485 (1897). 



