Allgemeine chemische Laboratoriuiiistechiük. 



87 



laiiht auf sehr bequeme Weise der von S. Gabriel^) anjregebene, mit 

 Wasserdampf heizbare SchUttelschießofen. dessen Konstruktion aus der 

 Abbildung' (Fig. 173) ersichtlich ist. 



Nach A. Stock erzielt man oft eine bessere Durchmischung des Re- 

 aktionsgemisches in bewegten Schießröhren, wenn man in diese außer der 

 Substanz Glasperlen oder Schrotkugeln einfüllt. 



4. xA.utoklaven, 



Für Arbeiten unter starkem Dampfdruck bei höheren Temperaturen 

 dienen besonders bei größeren Reaktionsmengen metallene Autoklaven 



FiL'. 174. 



Fig. 176. 



(Fig. 174), die bis zu Drucken von 100 Atmo- 

 Fig.175. Sphären angewendet w<'rden. Sie bestehen gewöhn- 



lich aus einem starkwandigen Metallkessel aus 

 Kupfer oder Schmiedeeisen und einem Deckel aus Messing oder Phosphor- 

 bronze, der ein Federmanometer, eine Hülse für das Thermometer und ein 



') Üher Isocysteiii uiul Isocystiii. Ber. d. Deutschen cliem. Ges. J<r. 38. S. G3G (1905). 



