Allgemeine clieiiiische Labonitoriumstecliiiik. 89 



Röhre (Stabtlicrinometer) in Üctradit. Die Stubthorinomctor sind /.war 

 li'Oi^en mechanische Beanspruchunj^' (Druck und Stoli) widerstandsfähif^er 

 als die EinschhilUhei'uionieter, haben aber im übi'i^en diesen gej^enüber 

 sehr viel Nachteile : Zunächst sprinj^en sie bei jähem Temi)eraturwechsel 

 viel leichter, sodann erijeben sie weit eher parallaktische Fehler bei der 

 Ablesunii', weil sich die (^)uecksill)ersäule hinter einer konve.xen Skala be- 

 findet, statt unmittelbai- auf der Teiluui^', ferner folj>en sie Temperatur- 

 schwankuni^en wegen ihrer verhältnisniäl.)i!.>' i^roüen ( ilasmasse weit lani>samer, 

 und schließlich ist die Skala durch chemische oder physikalische Einflüsse 

 leicht verwischbar und wird daher häufig' unleserlich. 



Um auch oberhall) ^inO^ Quecksilberthermometer in gewöhnlicher 

 Weise verwendl)ar zu machen, wurde der Siedepunkt des Quecksilbers da- 

 durch erhöht, daß in das Kapillarrohr über dem Quecksilberfaden ein iu- 

 differentes Gas unter Druck eingefüllt wurde: außerdem mußte eine (Ilas- 

 sorte mit einem möglichst hohen Erweichungspunkt und einem möglichst 

 niedrigen Ausdehnungskoeffizienten angewendet werden. 



Die ersten derartigen Thermometer waren aus Jenaer Thernio- 

 meterglas 16 III angefertigt und enthielten Stickstoff, der bei Zimmer- 

 temperatur ungefähr den Druck einer Atmosphäre ausül)te: der Raum der 

 Kapillare über dem Quecksilberniveau war so bemessen, daß infolge der 

 Kompression des Stickstoffs durch das emporsteigende Quecksilber dieses 

 selbst bei 4r)()" noch nicht ins Sieden kam. 



F.Allihu^) stehte fest, daß bei andauerndem Erhitzen auf ca. oOO" 

 sich das Jenaer Glas bezüglich der thermischen Nachwirkungsdilatationen 

 etwa doppelt so günstig verhielt, wie das gewöhnliche Thüringer (ilas. 



Für noch höhere Temperaturen, nämlich bis 550^ kamen dann Ther- 

 mometer in den Handel, die aus Jenaer Thermometerglas 59 III 

 (BorosiUkatgias, vgl. das erste Kapitel, S. 4) hergestellt und mit Kohlen- 

 dioxyd von nahezu 20 Atmosphären Druck gefüllt waren.-) 



Der letzte Schritt auf diesem Wege führte schließhch zu Quecksilber- 

 thermometern aus Quarzglas, die mit Stickstoff von 60 Atmosphären 

 Druck gefüllt sind und bis 720° verwendet werden können. Jedoch lassen 

 sich derartige Quarzthermometer bis jetzt nur von begrenzter Länge an- 

 fertigen, weil die Herstellung einer gut kalibrischen Iiöhre aus Quarz schwierig 

 ist; sie umfassen nur das Temperaturintervall von HOO — TöO", sind in '"'/i-Grade 

 geteilt und haben statt einer Milchgiasskala eine solche aus Nickelstahl. 3) 



^) tibor das Ansteigen des Eispunktes bei (^)iiecksilbeitbcrniometern aus Jenaiscbem 

 Normalglas. Zeitscbr. f. analyt. Cbemie. Bd. 28. S. 435 (1889) und Bd. 29. S. 381 (1890). 



^) Wiche, Über die \'er\veudung des (^)uecksilbertberm()nieters in boben Tempe- 

 raturen. Zeitscbr. f. Instrumentenkunde. Bd. 10. S. 209 (1890). — Ferner 0. Schott, 

 Tbermometerglas. Ebend;i. Bd. 11. S. 330 (1891). — A. Malilkc, Vorwendunir dos flüssigen 

 K(dileudioxyds zur Herstellung bocbgradiger (^hiecksilbertbermuincter. El)enda. Bd. 12. 

 S. 402 (1892). — Ä. Mahlke, Über die Messung der Temperaturen bis 550". Ber. d. 

 Deutseben cbem. Ges. Jg. 26. S. 1815 (1893). — M. i\ Rccklitif/liaKsoi, Über das neue 

 (^uecksilbertbermometer für Temperaturen bis 550". Ebenda. Jg. 26. S. 1514 (1893). 



'^) C. Siebert, Über hocbgradige Tliermometer aus (^uarzirlas. Zeitscbr. f. Elcktro- 

 -chemie. Bd. 10. 158 (1904). 



