90 R- Kempf. 



Bei allen diosen Qiiocksilberthoniiometorn für sehr hohe Teinpera- 

 tureu macht sich der lirolie fiieistaiul bemerkbar, daß die Korrektion 

 wegen des herausragenden Quecksilberfadens, die sich schwer genau be- 

 stimmen liißt, außerordentlich groß zu sein pflegt, bei .Schmelzpunkts- 

 bestimmungen z.B. 40" betragen kann (vgl. siebentes Kapitel). 



Um bei genaueren Bestimmungen den Fehler wegen des heraus- 

 ragenden Fadens so klein wie möglich zu machen, sind tSätze von Thermo- 

 metern, von denen jedes nur ein kleines Temperaturbereich umfaßt, von 

 \erschiedenen Seiten vorgeschlagen worden, so von Zincke, Gracbe, AnscJiütz, 

 AUilm, Kahlbau)» u. a. Solche ..abgekürzte" Thermometer sind nament- 

 lich für genaue Schmelzpunkts- und Siedepunktsbestimmungen unentbehrlich 

 und vielfach im (iebrauch. 



Es lassen sich Quecksilberthermometer, die auf Vioo" genau abzulesen 

 gestatten, leicht herstellen. 



Quecksilberthermometer mit elektrischen Kontaktstellen finden sich 

 im V. Al)schnitt dieses Kapitels (S. 68) beschrieben; spezielle Quecksilber- 

 thermometer für ^lolekulargewichtsbestimmungen werden von anderer Seite 

 (siehe H. Friedenthal) liehandelt. 



Flüssigkeitsthermometer, die mit anderen Flüssigkeiten als (^)ueck- 

 silber gefüllt sind, dienen vorzugsweise zur Messung entweder sehr hoher 

 oder sehr niedriger Temperaturen. 



Für hohe Temperaturen schlugen E. C. C. Bali/ und J. ('. Chorley'^) 

 Thermometer vo]\ die statt Quecksilber die flüssige Kahuin-Xatriundegierung 

 enthalten, und die — hergestellt aus einem Kesistenzglas, welches Rotglut 

 verträgt, — bis ca. 600° brauchbar sind; die Legierung gefriei't bei — 8° 

 und siedet erst bei ca. 700". Der Raum oberhalb der Legierung ist mit 

 Stickstoff von solchem Druck gefüllt, daß der Druck im Innern gleich dem 

 Atmosphärendruck ist. wenn das (iefäß gltihend wird und daher etwas 

 erweicht. 



Zur Messung von Temperaturen unterhalb des Erstarrungspunktes 

 des (^)uecksilbers dienen Thermometer, die mit Alkohol. Tolunl. retroliither 

 oder l'entau gefüllt sind. 



Bis — • 100" dient als ThermometerfüUung vorzugsweise das von 

 P.Chapjmis^i emi)fohlene Toluol. für noch tiefere Kältegrade der von 

 F. Kohlrausch^) angegebene Petroläther, der selbst in flüssiger Luft 

 (ca. — 190") noch nicht erstarrt. Nach R.Rothe*) empfiehlt sich statt 



^) Ein neues Thermometer für höhere Temperaturen. Ber. d. Deutschon chom. Ges. 

 Jg. 27. S. 470 (1894). 



^) t'her die Tlierniometor zur Messung tiefer Temperaturen. WiedemaiDis Annah 

 d. Phys. u. Chem. (N. F.) Beiblätter. Bd. 17. S. 538 (1893). 



^) Über ein Thermometer für sehr tiefe Temperaturen und über die Wärmeaus- 

 dehnung des Petrolüthers. Wiedemanns Annal. d. Phys. u. Chem. (N. F.) Bd. 60. S. 463 

 (1897).' 



*) Über ein Flüssigkeitsthermometer für sehr tiefe Temperaturen. Zeitschr. f. 

 Instrumentenkunde. Bd. 22. S. 192 (1902). 



