Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 91 



Petroläther mehr technisches Pentan, das beim Gebrauch als Thermo- 

 meterflüssigkeit selbst beim Siedepunkt der flüssigen Luft keine festen Aus- 

 scheidungen oder Trübungen zeigt. 



2. Gasthermometer. 



Die Gasthermometer beruhen auf der Messung entweder des Druckes, 

 den ein konstantes (iasvolumen bei verschiedenen Temperaturen ausübt, oder 

 des Volumens, das ein unter konstantem Druck stehendes Gas bei ver- 

 schiedenen Temperaturen einnimmt. Als Gas kommen Luft, Wasserstoff 

 oder - für die niedrigsten Temperaturen in der Nähe des absoluten Null- 

 punktes — Helium zur Anwendung, als Material für das Gasgefäß je 

 nach der zu messenden Temperatur Glas, Porzellan oder — für die höchsten 

 Hitzegrade bis 1150" — Platiniridium. 



Das Gasthei-mometer ist im Gebrauch verhältnismäßig umständlich, so 

 daß es im aligemeinen nur zur Kontrolle von Quecksilberthermometern 

 dient oder bei so hohen oder so tiefen Temperaturen benutzt wird, wo 

 die letzteren versagen. 



Jedoch kann auch bei biochemischen Arbeiten gelegentlich ein (ias- 

 thermometer sich als sehr nützlich erweisen und in speziellen Fällen sogar 

 die einzig In-auchbare Methode der Temperaturmessung darstellen. Die 

 ^Möglichkeit nämlich, das Gefäß des Gasthermometers beliebig groß wählen 

 zu können, macht dasselbe geeignet, von größeren Ptäumen die wahre 

 Durchschnittstemperatur anzugeben. 



Das zu diesem Zweck von N. Zuntz konstruierte und von C. Oppen- 

 heimer ^) zuerst erprobte ,.Thermobarometer" besteht aus einem über 

 2 m langen, vei'zinnten Kupferrohr , das an dem einen Ende verschlossen, 

 am anderen mit einem empfindlichen Manometer verbunden ist, und durch- 

 zieht in Windungen den ganzen Ptaum, dessen Durchschnittstemperatur 

 gemessen werden soll: mithin ein Luftthermometer darstellend. 



H. Goldschmidt und }'ictor Meyer-) gaben ein sehr einfaches Luft- 

 thermometer an, das eventuell auch l)ei chemischen Arbeiten zur Verwen- 

 dung kommen kann. 



;■). Elektrische Thermometer. 



Durch große Einfachheit im Gebrauch, durch ihre Anwendbarkeit in 

 den weitesten Temperaturgreuzen, durch außerordentliche Em])fin(llichkeit 

 und durch die Möglichkeit, die Temi)eratur weit ab von der zu messenden 

 Stelle am Instrument abzulesen, zeichnen sich die elektrischen Methoden 



^) über die Aiiteiliiahmo des eleiiientareii Stickstoffs am Stoffwechsel der Tiere. 

 Biochem. Zeitschr. Bd. 1. S. 177 (1906); ausführlicher: ebenda, Bd. 4. S. 423 (1907). 



-) Über Gasdichtebestimmung. Berichte d. Deutschen ehem. Gesellsch. Jg. 15. 



S. 137 (1S82). 



