Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 93 



Temperatur im meiisclilielieii Mjii^cu benutzt; die Kiiiptnidliclikeit des 

 ,.Bolometer,s", das dureli eine Fistel iu den Maiden einiicliihrt wuide, war 

 so eiuf^estellt , daß l mm an der (lalvanometerskala 0'()2ir)'' Temperatur- 

 differenz anzeigte. 



4. Die iihi'iti-en Methoden der Temperat urnicssunt»-. 



Die Tempei'aturmessung' auf kaloiM metrischem Wege kommt für 

 das chemisehe Lalioi'atoi'iuin kaum in Detraeht. Abgewogene K('»r])er \on 

 bekannter Wärmekapazität (Phitin, Eisen) werden auf die zu messende 

 Temperatur gebracht, in gewogener Wassermenge abgekühlt und aus der 

 Temperaturerhöhung des Kalorimeterwassers die gesuchte Temperatur 

 berechnet. Thomas CarneUey'^) hat diese Methode zur Schmelzpunktsbe- 

 stimmung hochschmelzender Körper angewandt. 



Die optische Temperaturmessurig findet nur bei sehr hohen Tem- 

 peraturen Anwendung, bei denen sichtbare Strahlen ausgesendet werden. 

 Das Spektralpyrometer nach W. Hempel^) und das optische Pyro- 

 meter nach H. Wanner ^), das bis 4-2000" geeicht wird, dienen für die 

 in Hede stehende Art der Wärmemessung. 



Eine sehr einfache und elegante Methode, die Temperatur zu be- 

 stimmen, besteht ferner darin, daß man eine Anzahl Substanzen von be- 

 kanntem Schmelzpunkt der zu messenden Temperatur aussetzt und aus 

 dem Schmelzen eines oder mehrerer der gewählten Stoffe auf die Tem- 

 peratur schließt, die mindestens gleich den Schmel/pimkten der ge- 

 schmolzenen Körper sein muß, aber auch höher sein kann. Aus dem Um- 

 stand, daß ein äußerst feiner Platindraht in der heißesten Stelle der 

 Bunsenflamme eben schmilzt, läßt sich z. l). deren Temperatur auf zirka 

 1800" bestimmen. Der Gebrauch der Seger^vhen Kegel in der Tonindu- 

 strie ist das bekannteste Beispiel für diese natürlich nur indirekte Art der 

 Temperaturmessung. 



Ein einfaches und empfindliches Thermometer für tiefe TemjxM'a- 

 turen schlugen A.Stock und C. Nielsen*) vor; dieses Instrument beruht 

 auf der Messung der Tension flüssigen Sauerstoffs und dient zur Bestim- 

 mung von Temperaturen zwischen — 18o und — 200"; Temperaturdiffe- 

 renzen von Vioo° können mit aller Sicherheit beobachtet werden. 



Menschen. Skand. Arch. f. Physiol. Bd. 21. S. 80; vgl. Chem. Zentralbl. 1908. 11. S.1451. 

 Die bolometrische Methode wurde nach St. R. Beurdicf und ,7. F. Siiell angewendet; 

 vgl.: Eine neue Methode, nin Körpertemperaturen zu messen, rjh'/f/rrs Arcliiv f. d. ges. 

 Physiol. Bd. 88. S. 492 (1901). 



') Über Bestimmung liohcr Schmelzpunkte mit besonderer Kücksiciit auf die der 

 Metallsalze. Journ. of the Chemical Society. \'ol. 29. I. p. 490 (187(5). 



^) Über Messung hoher Temperaturen mittelst des Spektralapparates. Zeitschr. f. 

 angewandte Chemie. 1901. S. 237. 



») Über die Messung hoher Temperaturen. Ciiem.-Ztg. Bd. 25. S. 102i) (1901). 



*) Ein einfaches und empfindliches ThermDmeter für tiefe Temperaturen. Bcr. d. 

 Deutschen chem. Ges. Jg. 39. S. 2066 (19(J(5). 



