Allgemeine chemische Laboratoriiimstechnik. 



101 



den Flüssigkeit. Für ätherisclie und alkoholische Lösungen z. B. genügt 

 Wasserdanii)f, für wässerige Lösungen eignen sieh am besten Cuniol- 

 däinpfe (Siedepunkt KJö"), für Anilin-, Phenol-, Xitrobenzollösungen usw. 

 sc-liro in naph talin dämpfe (Siedepunkt 280"). 



Während man den benutzten Wasserdampf in die Luft entweichen 

 läßt, ist es wünschenswert, den Dampf anderer Heizflüssigkeiten wieder 

 zu kondensieren und das Kondensat in den Dampfentwickler zurückflielien 



Fig. IS 



Fig. 199. 



ZU lassen, um es von neuem zu verwenden. P^incn Apparat, der diesen 

 Zweck erfüllt, hat Th. Paul^) angegeben (Fig. l!)7). Es genügen zur Be- 

 schickung des kupfernen Siedegefäßes S ca. 80 — 90 cm^ der betreffenden 

 Heizflüssigkeit, die dann ununterbrochen einen Kreislauf macht: die Dämpfe 

 steigen durch das Bohr Ä in die Trichterspirale 7, umspülen den Trichter 



^) Eine Vorrichtung zum Heißfiltrieren. Ber. d. Deutsohcn clicni. (ies. Jg. 25. S. 2208 

 (1892). 



