Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



103 



mit auf geschliffenem Trichter. Für Versuche in kleinem Maßstäbe dienen 

 Sauggla sehen in Reagenzglasform (Fig. 201). 



Das Filter muß glatt und eng an der Wandung des Trichters an- 

 hegen , damit sich zwischen diesem und dem Filter keine Luftkanäle bilden, 

 die das rasche Filtrieren, Auswaschen und Trocknen des Niederschlages 

 vereiteln. Selten ist der Neigungswinkel der gewöhnlichen Trichter so 

 genau 60°, daß ein in übUcher Weise zusammengelegtes Uundfilter faltenlos 

 hineinpaßt. Es empfiehlt sich daher, sogenannte ,, Trichter für (|uantitativc 

 Analyse" zu benutzen, deren konischer Teil den richtigen Winkel besitzt. 

 Die Firma Schleicher A: Schüll bringt geschnittene Papierfilter in den 

 Handel, die sich auch bei unrichtigem Winkel der Trichterwand glatt an 

 diese anlegen ( Fig. 202j. 



Um das Zerreißen der Filterspitze durch den äußeren Druck zu ver- 

 meiden, legt man einen Platin- oder Porzellankonus (vgl. Fig. 187) in den 

 Trichter, oder man verwendet gehärtete 

 Filter, die man entweder ganz wie ein 

 gewöhnUches Filter benutzt oder nur als 

 Unterlage eines solchen in Gestalt eines 



Fig. 203. 



Fi''. 20J . 



Fig. 205. 



kleinen Hilfsfilters , das man wie einen Platinkonus in den Trichter einsetzt 

 (vgl. oben S. 95). 



Ein rascheres Filtrieren als gewöhnliche Filter gewähren die Filter- 

 platten nach Otto N. Witt^) (Fig. 20;V). Zu jeder Platte werden am besten 

 zwei Filterscheiben verwandt; die eine deckt genau die Siebplatte, die 

 zweite, etwas größere, legt sich an die Wand des Trichters zur Dichtung 

 an. R. Hirsch'-) änderte die Witti^che Filtriervorrichtung dahin ab, daß 

 Siebplatte und Trichter aus einem Stück, und zwar aus Porzellan an- 

 gefertigt wurden (Fig. 204). Für viele Zwecke leisten die rasch filtrierenden 

 Goochtiegel^) recht wertvolle Dienste. Die Versuchsanordnung beim .\r- 



^) über eine Filtriervorriclitung. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 19. S. 918 (1886). 



-) Über eine Vorrichtung zum Filtrieren. Chem.-Ztg. Bd. 12. S. 340 (18S8). 



') F. A. GoocJi, Chem. News. Vol. 37. p. 181 (1880) ; vgl. Zcitschr. f. analyt. Chem. 

 Bd. 19. S. 333 (1880). Ferner: Tli.Paul, Zur quantitativen Bestimmung des Antimons 

 und über den 6'oocAschen Tiegel. Ebenda. Bd. 31. S. 537 (1892). 



