Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



109 



Portionen davon anwendet. Um diese Regel l)efoli>en zu können, nmli 

 man dafür sorgen, daß der Niederschlag auf einem möglielist eng begrenzten 

 Raum zusammenliegt : hieraus ergibt sich die weitere Regel, nicht zu große 

 Filter und l'richter zu benutzen , sondern sie so klein zu wählen, daß sie 

 von dem Niederschlag zu etwa 2/3 angefüllt werden. 



Um den oft sehr zeitraubenden und langweiligen Pi'ozeß des Aus- 

 waschens eines abfiltrierten Niederschlages zu vereinfachen, hat man Apparate 



konstruiert, die das Auswaschen 

 automatisch besora'cn. 



Fig. 218 zeigt eine derartige 

 Vorrichtung. In der Standflasche 



Fig. 219. 



Fig. 220. 



befindet sich die Waschflüssigkeit, die durch eine Vorkammer auf den Trichter 

 gelangt. Dieser ist an dem einen Ende eines gleicharmigen, ausbalancierten 

 Hebels befestigt ; hat er sich mit der Waschflüssigkeit gefüllt, so senkt er 

 sich durch seine Schwere etwas nach links und dadurch ^^^rd auf die 

 aus der Abi)ildung ersichtlichen Weise der Luftzutritt zur Standflasche unter- 

 brochen, so daß die Waschflüssigkeit zu fließen aufhört. Ist der Trichter 

 wieder von Flüssigkeit leer, so hebt er sich etwas empoi-. der Luftzutritt 

 zur Standflasche wird wieder frei, und das Spiel beginnt von neuem. 



Eine ähnliche praktische Vorrichtung beschrieb T. Günther 1) (Fig.219). 



Auf einfachere Weise kann man ein automatisches Auswaschen er- 

 reichen, wenn man einen Kolben oder eine Flasche mit der Waschflüssigkeit 

 füllt, das Gefäß mit Kork und einem genügend weiten (ilasrohr versieht 



*) Vorrichtung zum automatischen Nachfüllen beim Filtrieren und Auswaschen 

 von Niederschlägen auf dem Filter. Chem.-Ztg. Bd. 14. S. 6G (1890). 



