Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



111 



Eine sehr sinnreiche automatische Auswaschapparatur schhig' auch 

 Kaplan^) vor (Fig. 22.H) ; ist der Trichter einmal mit der Waschflüssigkeit 

 passend gefüllt, so bleibt er es dauernd bis zu dersell)en Höhe, denn es 

 ti'opft von der Flüssigkeit in B durch das gebogene Kohr DFG immer 

 nur so viel nach, wie unten am Trichter nach A abtropft, d. h., wie die 

 Luft in B durch die Leitung EC zusammengedrückt wird, ^'oraussetzung 

 für (las Gelingen der Operation sind absolut dicht schliebende Stopfen 

 und Schläuche. 



4. Filtrieren unter Druck, Auspressen von Niederschlägen. 



Eigentlich mehr in der Fabrikspraxis als im Laboratorium besitzen 

 als Filtriervorrichtungen die Filterpressen eine große Bedeutung. Während 

 man beim Filtrieren an der Saugpumi)e bestenfalls nur einen Druck von 

 einer Atmosphäre auf das Filter ausül)t, ist man bei den Filterpressen 



Fig. 22i. 



Fig. 225. 



nur durch die Festigkeit des ^Laterials und durch die Abdichtungsschwierig- 

 keit an eine obere Druckgrenze gebunden. 



Man preßt das Filtriergut mit einem Druck bis zu etwa 20 Atmo- 

 sphären, z. B. mittelst Druckpumpen, durch Kammern, die durch große 

 Filterflächen (meist Koliertuch) voneinander getrennt sind. In den Labora- 

 toriumspressen wird die Druckwirkung durch eino hohe Flüssigkeitssäule 

 oder mittelst hydrauüscher Presse bewerkstelligt. 



Fig. 224 zeigt eine Filterpresse nach Moscheies und Storch, Fig. 225 

 dieselbe im Betrieb. Die von Hempel vorgeschlagene Filterpresse ist in 

 der Fig. ^-IQ abgebildet. 



Um einen an der Pumpe abgesogenen oder auf dem Koliertuch gut 

 abgetropften Niederschlag von den letzten Spuren Flüssigkeit möglichst 



Apparat zum selbsttätigen Auswaschen des Niederschlages auf dem Filter und 

 gleichzeitige Erzeugung eines luftverdünnten Raumes in der Filtrierflasche. Chem.-Ztg. 

 Bd. 26. S.1156 (1902). 



