Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



\-2' 



schiedene Weise. Für niedrij^- siedende Fl(issif:;keiten ( Siedepuiikthis fici^en lOO'^) 

 wendet man Liebif/schQ Kühler an, die um so länger sein müssen und um 

 so rascher vom Kühlwasser durchflössen, je niedriger die destillierende 

 Flüssigkeit siedet und je schneller die Destillation ausgeführt wird. 



Für Flüssigkeiten, deren Siedepunkt etwa zwischen 100" und -iOO» liegt, 

 genügt ein Luft kühler, d. h. das innere Fvohr eines Liebigkühlers, voll- 

 kommen zur Verdichtung der Dämpfe, besondei^ 



wenn man nicht zu rasch destilliert (vgl. Fig. 263). 



Bei noch höher siedenden Flüssigkeiten end- 

 lich ist auch ein besonderer Luftkühler nicht 

 mehr nötig, da dann das — 

 nicht zu kurze — Ansatzrohr 

 des Fraktionierkolbens als solcher 

 funktioniert : namentlich bei ge- 

 ringen Substanzmengen und ganz 

 langsamem Destillieren genügt 



Fig. 268. 



KA 



Fig. 2i;9. 



fe^^ 



w 



^''^^Ä. 



« 



Fig. 270. 



diese Destillationsmethode, die den oft großen Materialverlust in den 

 langen Kühlröhren der anderen Methoden vermeidet. 



Gewöhnlich wird bei Destillationen der Kühler in einer schräg nach 

 unten geneigten Lage (vgl. Fig. 263) benutzt: häufig ist es vorteilhafter, 

 ihn senkrecht aufzustellen, wie'es Fig. 264 darstellt: so spart man viel 

 Platz auf dem Laboratoriumstisch, besonders Venu man den Kolben am Tisch- 

 rande aufstellt und den Kühlei- nebst Vorlaiie auf einem Schemel daneben 



