128 



R. Keiiipf. 



Um die Külilflaclioii eines j^owöbiilichen Lie^i/zsclieii Kühlers (Fig. 265> 

 zu veriiTÖßern und damit seine Wirksamkeit zu eiliölien, hat man an dem 

 inneren Kühlrohr kuiielförmiiue Krweiteruniicn aniiebraclit (FIl»'. 2H()) oder 

 es als Sc'hlaniienrohr austichildet (Fiii. 2()7). 



Denselben Zweck vertoliit der ..Kxeelsiürkiihler" von Henri Vigreuj\^) 

 (Fisi. 268 u. 2()9): die diesen Kühler durchstreichenden Dämpfe finden an 

 den Einstichen des inneren Rohres einen Widerstand und erleiden gewisser- 

 maßen eine Pressung, wodurch die Kondensation 

 ebenso wie durch die vergrößerte Kühlfläche sehr ge- 

 fördert wird. Ein Kühler von ?>2e))) Länge genügt 

 daher, um stark siedenden Äther vollkommen zu kon- 

 densieren. Zum Zurückhalten der Salzsäuredämpfe bei 

 Hydrolysen soll eine Abart des Excelsioi'kühlers gute 

 Dienste leisten (Fig. 270). Bei diesem KiUüer sind 

 die P^instiche im Kühlrohr so angeordnet, daß sie 

 al)wec]iselnd wagerechte und schiefe Gruppen bilden. Die 

 kondensierte Flüssigkeit tropft von den 

 Spitzen der schiefstehenden Einstiche 

 auf die wagerecht gruppierten und 

 bililet hier eine dünne Schicht, durch 

 die die Dämpfe beständig hindurchgehen 

 müssen. 



Sehr viel vollkommener als Liebig- 

 kühler gleicher Länge wirken auch 

 wegen ihrer weit größeren Kühlfläche, 

 die sie den Dämpfen darliieten, die so- 

 genannten Energiekühler-j (Fig. 271 

 und 272). Beim Arbeiten mit allen der- 

 artigen Kühlern von komplizierterer 

 Konstruktion darf man heiße Dämpfe 

 im Anfang der Destillation nicht zu 

 plötzlich in das innere Kühlrohr ein- 

 treten lassen, da dieses leichter als in 

 den gewöhnlichen Kühlern dem Springen ausgesetzt ist ; auch daii man 

 bei zeitweise abgestelltem Kühlwasser dieses nicht plötzlich wieder anstellen. 

 Angesichts der überaus zahlreichen Neukonstruktionen und Abände- 

 rungen, die der Liebig^cho KiUiler im Laufe der Zeit erfahren hat. muß 

 darauf hingewiesen werden, daß der Liebigkühler in seiner einfachen ur- 

 sprünglichen Gestalt, wie sie zuerst von Christian Ehrenfried Weigelt^) 

 angegeben wurde, füi- die allermeisten Zwecke des Laboratoriums voU- 



*) Excelsiorkübler uiul Excelsiordestillationsaufsatz. Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 686 

 (1904). 



-j V,d. z.B. F.Ecers, Ein iiL-uer (llaskühler fiir das Lahoratorium. Ber. d. 

 Deutsclicn ehem. Ges. Bd. 24. S. 3950 (1891). 



^) Vgl. z. B. //. Schelenz, Kühlgeräte liei der Destillation. Chem.-Ztg. Bd. 33. 

 S. 154 (1909). 



Fig. ÜTI. 



Fiff. 272. 



